— 92 — 



numeri d'ordine I. II, III, IV, V. I primi 4 sortono dalla fabbrica di Golaz 

 a Parigi ed hanno una capacità compresa fra 85 e 90 mi. ; gli imbuti dei 

 cannelli capillari hanno il tappo a smeriglio finissimo ; ed i cannelli capil- 

 lari, del diametro di circa mm. 0,7, sono graduati da 0 a 10, con tratti 

 incisi alla distanza di circa mm. 1,0 l'uno dall'altro. Il densimetro n. V 

 è della fabbriga Lej'bold's di Colonia; ha la capacità di circa 46 mi. e la 

 forma simile ai precedenti ; esso fu adoprato soltanto per pochi saggi d'acqua, 

 il volume dei quali era inferiore ad 85 mi. 



« Per eliminare gli effetti dei residui di dilatazione del vetro, effetti 

 analoghi allo spostamento dello zero nei termometri, quando i densimetri pas- 

 sano da una temperatura all'altra, questi sono stati sottoposti al seguente 

 trattamento speciale: si sono lasciati in un bagno ad olio per 4 giorni con- 

 secutivi e portati sette volte, successivamente, dalla temperatura ambiente 

 (circa 20°) alla temperatura di 250°; si tenevano a questa temperatura per 

 4 o 5 ore, agitando continuamente il bagno; indi, si lasciavano raffreddare 

 lentamente. 



« Il volume totale del vetro lo determinai idrostaticamente, con acqua 

 ridistillata in recipienti di vetro. Ciascun densimetro pieno d'aria era prima 

 pesato nell'aria stessa; indi, immediatamente riempito d'acqua, lo pesavo 

 nell'acqua, seguendo il metodo della tara costante. 



« Il volume V veniva quindi calcolato colla seguente formula, dedotta 

 dalle equazioni di condizione delle pesate, eseguite in un ambiente mante- 

 nuto con sufficienza a temperatura costante : 



« In essa, p indica il peso apparente dell'acqua spostata; y, il volume 

 dei pesi d'ottone dorato e di platino corrispondenti a p; v, il volume della 

 parte immersa del filo di platino che serviva a sostenere i densimetri ; a, la 

 densità dell'acqua; q, la densità dell'aria. Pertanto, il volume totale del 

 vetro dei singoli densimetri, a 20°, è risultato il seguente : 



« Questi dati, tenuto conto delle condizioni delle esperienze, si possono 

 ritenere approssimati a =t l() x (micro litri). Se la determinazione del volume 

 del vetro non si può quindi ritenere rigorosa per sè stessa, si può però rite- 

 nere tale pel suo scopo, cioè, per la riduzione delle pesate nel vuoto, non 



p — v X q — v'X a 



(I) 



mi. 29,560 

 » 30,720 

 » 28,940 

 » 31,180 

 » 21,730 



