potendo produrre che un errore massimo di zìz mg. 0,012 nel peso reale 

 del vetro. 



« II peso reale del vetro l'ho determinato 9 volte pei 4 densimetri 

 grandi, e 3 volte pel densimetro piccolo (che ha servito per 5 sole deter- 

 minazioni di densità) ad intervalli di tempo convenienti, allo scopo di vedere 

 se, i densimetri stessi, soffrivano alterazioni, pei continui lavaggi ai quali 

 era necessario sottoporli. Nelle singole determinazioni ho seguito il metodo 

 delle pesate alternate, con tara costante ; ed i densimetri, asciugati interna- 

 mente in modo sempre uniforme, mediante il passaggio continuato di aria 

 secca, erano prontamente chiusi coi loro tappi, appena tolti dall'essiccatore, 

 e pesati con sollecitudine. Il peso reale P del vetro veniva quindi calcolato 

 colla seguendo formula, che ho dedotta dalle equazioni di condizione delle 

 pesate : 



F=p + ( Y- v ) ( >-C(o s - Q ) (II) 



nella quale è : p, il peso apparente di ciascun densimetro pieno d'aria secca ; 

 V, il volume del vetro ; v, il volume dei pesi d'ottone dorato e platino cor- 

 rispondenti a p ; C, la capacità interna dol densimetro, nota con sufficiente 

 approssimazione perchè determinata contemporaneamente al peso del vetro ; 

 q, il peso di un mi. d'aria nelle condizioni dell'esperienza; q s , il peso di un mi. 

 d'aria secca, alla temperatura ed alla pressione dell'esperienza. 



« Per dimostrare il grado di approssimazione raggiunto in queste pesate, 

 trascrivo qui la media generale delle determinazioni del peso reale del vetro, 

 per ciascun densimetro, col relativo errore probabile, notando che il tempo 

 trascorso fra la prima e l'ultima determinazione è di circa un anno, pei den- 

 simetri grandi : 



P, = gr . 67,90036 m mg. 0,21 

 P„ = » 70,92130 =ffi » 0,10 

 P m = , 66,51393 ±: » 0,08 

 Ptv = » 71,74651 » 0,14 

 P v = » 52,14784 ria » 0,16 



n Questi errorri probabili, così calcolati, indicano dunque piccole varia- 

 zioni avvenute nel peso reale del vetro, dovute al consumo del vetro stesso, 

 per l'uso fattone, come è accertato dalla grandezza e dal segno degli scosta- 

 menti trovati fra ciascuna delle medie P l5 P„, .... P v ed i singoli valori che 

 concorrono a formarle. Sebbene però tali variazioni siano appena sufficienti 

 per alterare di qualche unità la cifra dei milionesimi, nella densità dell'acqua 

 marina, pure nei calcoli della densità medesima non ho adoperato i valori delle 

 medie generali indicate, bensì la media di due determinazioni successive del 

 peso reale del vetro per le determinazioni di densità fra esse comprese. Tale 



Rendiconti. 1890, Vol. VI, 1° San. 13 



