— 94 — 



media, tenuto conto del piccolo errore probabile delle equazioni dei pesi ado- 

 perati, del numero di questi per ciascuna pesata, e della conoscenza delle co- 

 stanti degli strumenti ausiliarii, può essere affetta, nel caso più sfavorevole, 

 da questo errore : rt_ mg. 0,18. 



« La capacità di una parte dei singoli cannelli capillari, venne de- 

 terminata col mercurio, mediante due serie di osservazioni distinte, una 

 delle quali fatta dal prof. Pisati e l'altra fatta da me. Il rapporto tra il peso 

 del mercurio che attraversava i singoli cannelli capillari ed il numero delle 

 parti lette nei cannelli stessi, corrispondente alla lunghezza totale dei piccoli 

 cilindri di mercurio formati dalle diverse goccie introdotte, ha dato i valori 

 per la capacità di una parte dei singoli cannelli. Furono fatte 5 esperienze 

 per ciascuna serie di osservazioni, e la massima differenza fra la media dei 

 risultati ottenuti e ciascuno di essi fu trovata = 0\01. Ecco la capacità di 

 una parte dei cannelli capillari per ciascun densimetro: 



Densimetri Cannello N. 1. Cannello N. 2. 



I P arte = 0\41 P arte = 0\35 



II 1 = 0, 36 1=0, 47 



III 1 = 0, 35 1 = 0, 34 



IV 1 = 0, 35 1=0, 35 



V 1 = 0, 80 1 = 0, 79 



« La capacità dei densimetri a diverse temperature e la dilatazione 

 del vetro, le ho determinate per mezzo dell'acqua distillata priva d'aria. La 

 capacità è stata determinata per nove temperature comprese fra 10° e 30°, 

 di due in due gradi circa, facendo due serie di esperienze distinte. Nella se- 

 conda serie fu cambiata l'acqua entro i densimetri. Pel densimetro n. V fu 

 però determinata soltanto a 6 temperature. L'osservazione del livello dell'acqua 

 stessa nei singoli cannelli, quando i densimetri erano immersi nel bagno a 

 temperatura costante, durava in media da 40 a 50 minuti. Ogni 5 minuti 

 leggevo il termometro ed il livello dell'acqua nei cannelli. Delle 8 o 10 let- 

 ture della temperatura e del livello ne prendevo rispettivamente la media. 

 Dal calcolo delle osservazioni è risultato che, il massimo errore probabile di 

 queste medie è di 0°,01 per la temperatura, e di 0 X ,18 pel livello 

 dell'acqua. Finite le letture indicate, toglievo i densimetri dal bagno, li asciu- 

 gavo diligentemente, indi li pesavo nel più. breve tempo possibile. 



« Le equazioni di condizione delle pesate mi hanno fornito la seguente 

 formula, per calcolare la capacità C dei densimetri: 



C — 



P'_P + (V — „) e + ( e _ e ') 



(« — q) a 



(III) 



