— 95 — 



nella quale è: P', il peso apparente del densimetro pieno d'acqua; P, il peso 

 reale del vetro del densimetro ; V, il volume totale del vetro ; y, il volume 

 dei pesi di ottone dorato e platino corrispondenti a P'; <?, la capacità appros- 

 simata degli imbuti del densimetro; q. la densità dell'aria ambiente, durante 

 le pesate; q', la densità dell'aria contenuta negli imbuti e considerata satura 

 di vapore acqueo; or, la densità dell'acqua alla temperatura delle pesate; 

 la densità dell'acqua alla temperatura letta nel bagno, durante la determina- 

 zione del livello nei cannelli capillari ; ó, la correzione per ridurre la capa- 

 cità allo zero della graduazione. 



« Le capacità di ciascun densimetro ottenute alle temperature indicate, 

 hanno quindi servito a calcolare la capacità a 0° di ciascuno di essi e la di- 

 latazione del vetro, mediante le equazioni normali risolte col metodo di Gauss. 

 A base dei calcoli fu posta l'eguaglianza: x -\- yt — C = 0; nella quale è: 

 la capacità di un densimetro a 0° ; // = x X fi ; L la temperatura del 

 vetro nell'esperienza; C, la capacità di un densimetro a t°. 

 « Ecco i valori di x e di fi per i 4 densimetri grandi: 



Densimetri 



X fi 



I 85, ml 48960 0, ml 00118 ; 27,445 X IO- 6 — 0,685 X IO -6 ; 



II 87, 90030 =r 0, 00172 ; 25,381 X IO -6 = 0,927 X 10~ G ; 



III 85, 21210 - 0, 00152; 28,409 X 10 - fl zt 0,850 X IO" 6 ; 



IV 88, 11120 =t 0, 00156 ; 25,283 X IO -6 - 0,836 X 10~ 6 ; 



« Pel densimetro n. V, la capacità determinata a 20° e ridotta allo zero 

 della graduazione, era la seguente: C = 46 ml ,0555 =t 0 ml ,0015. 



« III. Verificazione delle costanti. — Ho fatto questa verificazione de- 

 terminando la densità di alcune soluzioni normali di cloruro di sodio, all'uopo 

 preparate. Il procedimento seguito è perfettamente analogo a quello indicato 

 per la determinazione della capacità dei densimetri. La formula che dà la 

 densità d delle soluzioni, dedotta dalle equazioni di condizione delle pesate, 

 è la seguente : 



i = r-v + (v-v + ru + (>-<fu (tv) 



(j — o 



nella quale è: P', il peso apparente del densimetro pieno d'acqua salata; 

 P, il peso reale del vetro del densimetro ; V, il volume totale del vetro ; 

 v, il volume dei pesi di ottone dorato e platino corrispondenti a P' ; V, il 

 volume dell'acqua salata alla temperatura della pesata (calcolato per mezzo 

 di C) ; o, la densità dell'aria ambiente; q, la densità dell'aria contenuta negli 

 imbuti del densimetro, considerata satura di vapore acqueo ; c, la capacità 

 approssimata di questi imbuti; C, la capacità del densimetro, compresa fra 



