i due zeri della graduazione, alla temperatura letta durante la determina- 

 zione del livello dell'acqua salata nei cannelli capillari ; ó, la correzione per 

 ridurre la capacità C a quella realmente osservata. 



« Le prove sono state fatte con 8 soluzioni normali di diversa densità, 

 la quale fu determinata a 3 temperature differenti, coi densimetri grandi. 

 Ecco alcuni dei risultati ottenuti, alla temperatura di 16°, 40 : 



Soluzione normale Soluzione normale' Soluzione normale Soluzione normale 



AB CD 



col densimetro I : 4=1,026211 4=1,018605 4=1,021671 4=1,023698 



Il : 4=1,026197 4=1,018602 4=1,021665 4=1,023691 



111:4=1,026208 4=1,018606 4=1,021677 4=1,023694 



IV :4=1,026212 4=1,018604 4=1,021673 4=1,023697 



Medie: 4=1,026207 4=1,018604 4=1,021671 4=1,023695 



« Risultati ugualmente buoni ho ottenuti alle temperature di 15" e 25°, 

 anche per le altre 4 soluzioni, e per determinazioni fatte ad un anno di 

 distanza l'una dall'altra. 



« La verifica delle costanti del densimetro n. V fu fatta mediante il densi- 

 metro n. I e la soluzione normale A. A 20° è risultato : col n. I, </ A =l, 025869 ; 

 col n. V, 4 A =1,025872; differenza, 3X10~ 6 . 



«■ Queste prove mi hanno poi fornito il mezzo di poter calcolare l'errore 

 probabile di una determinazione di densità ; e dalla combinazione dei risul- 

 tati ottenuti si ricava che tale errore è = =t 2,7X10 -li . 



« IV. Densità dell'acqua marina. — Il procedimento seguito è uguale 

 a quello indicato precedentemente per la determinazione della densità delle 

 soluzioni normali di cloruro di sodio, che hanno servito alla verifica delle 

 costanti dei densimetri. 



* I saggi dell'acqua marina raccolta, erano conservati, per la massima 

 parte, in recipienti di vetro, fusiformi, aventi la capacità di circa 100 mi., 

 chiusi a fusione colla lampada, al momento stesso della estrazione dell'acqua 

 dal mare, e aperti soltanto nel momento di determinare la densità di questa. 



« Ciascuna determinazione di densità era sempre compresa fra due de- 

 terminazioni del peso reale del vetro dei densimetri, allo scopo di avere un 

 controllo costante. I calcoli relativi li facevo quindi per gruppi di saggi, 

 determinati appunto da due verifiche successive del peso reale del vetro. 



« Nel quadro che segue non sono indicati i dati relativi ad alcune sta- 

 zioni, perchè la densità dell'acqua in esse raccolta, veniva determinata dal 

 prof. Pisati, quando il piroscafo, compiendo il suo itinerario, toccava terra. 



