— 99 — 



Fisica. — Gli Areometri a totale immersione {Sistema Pisati). 

 Nota di N. Reggiani, presentata dal Socio Blaserna. 



« 1° Schiarimenti. — Gli areometri a totale immersione furono ideati dal 

 prof. Pisati, allo scopo di poter determinare, a bordo delle navi, la densità 

 dell'acqua marina. 



« I lavori relativi alla loro preparazione ed al loro uso furono eseguiti 

 nel Laboratorio di fìsica tecnica della Scuola per gì' Ingegneri in Roma. 



« Gli strumenti ausiliarii adoperati sono quelli indicati nella precedente 

 Nota: Densità dell'acqua del Mediterraneo. 



« Le costanti fisiche occorse furono prese dalle tavole pubblicate dal- 

 l'Ufficio Metrico internazionale. 



« Questa Nota è un estratto di particolareggiata relazione sull'argomento, 

 depositata nel Laboratorio di fisica prima citato, insieme ai registri delle 

 osservazioni. 



« 2° Classificazione degli areometri a totale immersione ; vantaggio che 

 offrono sugli areometri ordinarii ; perchè sono preferibili ai densimetri 

 Stas nella ricerca della densità dell'acqua marina. — Gli areometri a totale 

 immersione preparati sono di due specie : a densità costante,, per una stessa 

 temperatura, e a densità variabile. 



« Per i primi il principio del metodo è il seguente : ridurre la densità 

 dell'acqua marina eguale a quella dell'areometro, mediante l'aggiunzione di 

 acqua distillata, e dalla grandezza (in volume) del miscuglio, dedurne la 

 densità dell'acqua marina. Per quelli a densità variabile, invece, il principio 

 del metodo è all'opposto: con un conveniente sopraccarico si riduce la den- 

 sità dell'areometro eguale a quella dell'acqua marina, e dal rapporto tra il 

 peso ed il volume dell'areometro col suo sopraccarico, si deduce la densità 

 dell'acqua marina stessa. 



« Ambedue le specie di questi areometri, hanno, rispetto agli ordinarii 

 areometri a cannello emergente, questo grande vantaggio: evitano l'errore 

 proveniente dalla tensione superficiale dei liquidi, le cui leggi non sono 

 ancora ben definite. Oltre a ciò, potendosi essi adoperare a bordo delle navi, 

 fanno risparmiare il lungo lavoro e le cure che si richiedono per la prepa- 

 razione delle vetrerie destinate alla conservazione dei saggi d'acqua, nonché 

 molta parte del tempo e delle delicate operazioni occorrenti alle determina- 

 zioni di densità fatte coi densimetri Stas. 



« 3° Areometri a densità costante; formula di riduzione ; descrizione 

 dell'apparecchio e determinazione delle relative costanti. — Se chiamo 

 con A, il volume dell'acqua distillata; a, la sua densità; M, il volume del- 

 l'acqua marina; /<, la sua densità; «, la densità del miscuglio di A con M, 



