— 103 — 



« Questa sensibile differenza è dovuta principalmente alla contrazione del 

 miscuglio (è il y della (3)). Si pensò pertanto alla costruzione di una tavola 

 conveniente per correggerla ; e a tale uopo furono preparate soluzioni normali 

 di diversa densità, la quale fu determinata contemporaneamente coli' areometro 

 e coi- densimetri Stas, alla stessa temperatura di 16°, 40. 



« Tali determinazioni coll'areometro furono fatte parte dal prof. Pisati 

 e parte da me. 



« Le ricerche fatte coi minimi quadrati per stabilire la legge delle cor- 

 rezioni, relative alla densità ,« ottenuta coll'areometro, ponendo a base dei 

 calcoli l'eguaglianza : 



x + O — i) y + — i) 2 2 — y = o, 



non diedero risultati attendibili. Pertanto, coi risultati sperimentali, fu 

 costruita una curva nella quale le ascisse rappresentavano densità variabili 

 da 1,018 ad 1,028, e le ordinate i y rispettivi; e da essa fu dedotta la 

 tavola dei / , corrispondenti a tutte le densità comprese entro quei limiti. 



« S' intende che questa tavola non poteva servire che per la temperatura 

 di 16°, 40. Un'altra quindi ne fu fatta per le determinazioni di densità 

 a 25°,00. A questa temperatura si è posto « ==1,012 180, assumendo per 

 dilatazione cubica dell'ottone il valore 54,3 X IO -6 . Le osservazioni che for- 

 nirono i dati necessari, furono fatte, alcune dal tenente di vascello sig. M. 

 Bagini, che apprendeva l'uso dell'areometro per servirsene a bordo, ed altre 

 da me, contemporaneamente a quelle che facevo coi densimetri Stas. 



« Analogamente a quanto si fece colle densità ottenute a 16°, 40 , si è 

 costruita la curva dell'andamento dell'areometro, rispetto a quello dei densi- 

 metri Stas, e quindi dedotta la tavola dei valori di y . 



« Questi valori sono stati verificati per la temperatura di 16°,40 e si 

 sono ottenuti buoni risultati. Infatti da due serie di osservazioni fatte da spe- 

 rimentatori diversi, sono risultati i seguenti valori, per la densità di una solu- 

 zione normale, usando la formula (3) : 



« P Serie (osservatore Reggiani) : 



fi' = 1,025 864 8 ; 

 « II a Serie (osservatore ten. Bagini) : 



ix" = 1,025 865 4; 



coi densimetri Stas ebbi : 



,«"'=1,025 861 5. 



« L'areometro ad immersione totale, soddisfo dunque allo scopo, essendo 

 richiesta esatta la quarta cifra decimale, nella densità dell'acqua marina. 



« Per semplificare poi i calcoli delle osservazioni e risparmiare di cer- 

 care i singoli valori di y, come è stato indicato, si pensò di dedurre la den- 

 sità dell'acqua marina dalla conoscenza del solo rapporto tra l'acqua distil- 

 lata e l'acqua marina stessa, occorse in una determinazione. Naturalmente, 



