— 104 — 



detto rapporto va determinato tra i volumi delle acque medesime; e con 

 questo concetto fu calcolata- un'apposita tavola. 



« Presa a base la densità, a 25°, 00, di 4 soluzioni normali, determinata 

 coi densimetri Stas, vi si è fatto corrispondere, rispettivamente, la media 

 dei rapporti tra l'acqua distillata e l'acqua salata risultati dalle diverse 

 osservazioni, che hanno concorso a formare una determinazione di densità 

 coli' areometro. Le densità corrispondenti ai rapporti intermedi, si sono 

 interpolate. 



« Coli' areometro così studiato furono fatte alcune determinazioni a bordo, 

 nell'autunno del 1885, nel golfo di Napoli e nel golfo di Salerno. Lo ado- 

 prarono il prof. Pisati ed il tenente di vascello Bagini, provandone la grande 

 utilità coi buoni risultati ottenuti. 



« 5. Areometri a densità variabile ; vantaggi che offrono rispetto a 

 quelli a densità costante ; descrizione ; uso ; formula della densità ; costanti 

 dell'areometro. — Se coll'areometro a densità costante fu raggiunto lo scopo 

 principalissimo, di poter determinare la densità dell'acqua marina a bordo, 

 è però indiscutilile che l'apparecchio descritto è abbastanza complesso, e che 

 la preparazione delle tavole di correzione richiede lavori preliminari di mole 

 considerevole. Basta infatti pensare a quanto sarebbe necessario fare, se si 

 volessero conoscere le costanti dell'areometro a diverse temperature, con tutte 

 le relative tavole di correzione. Gli è per questo che fu semplificato l'appa- 

 recchio, eliminando gran parte degli accessorii, e riducendo il tutto essenziale 

 all'areometro propriamente detto, in vetro, foggiato come nella fig. 2 a , 

 e zavorrato in modo da galleggiare appena nell'acqua distillata a 30°; 

 e ad una serie di pesi in platino, con foro circolare, per essere infi- 

 lati nell'appendice dell'areometro. 



« Ciò posto, l'uso dello strumento rimane ovvio di per sè : quando 

 l'areometro è immerso nell'acqua contenuta in recipiente di vetro, 

 come è indicato nella fig. l a , basta infilare nell'appendice i pesi 

 necessari a far rimanere l'areometro interamente immerso ed immo- 

 bile, rispetto ad un punto di riferimento. 



« Allorché si verifica questa condizione, la densità dell'areometro 

 (e quindi la densità del liquido nel quale è immerso) è data dalla 

 relazione : 



Fio. 2 a 



v ò (i + «0 + »o (i + i*0 



(4) 



nella quale è : J, la densità cercata; P, il peso reale dell'areometro; p, i pesi 

 di platino aggiunti ; V 0 , il volume dell'areometro a 0 n ; v 0 , il volume dei pesi 

 aggiunti a 0°; « e /?, rispettivamente la dilatazione cubica del vetro e del 

 platino; t. la temperatura alla quale è fatta l'esperienza. 



« Occorre dunque conoscere : le costanti dell'areometro (il peso reale, il 



