— 169 — 



diminuzione era appena di 0 amp ,002 al minuto primo : ma se in seguito si apriva 

 il circuito e dopo 30 secondi lo si richiudeva, avevasi nei primi istanti un 

 notevole aumento di corrente difficile a misurarsi e che rapidamente andava 

 sparendo, sicché dopo 3 minuti dall'ultima chiusura la corrente ripigliava il 

 suo andamento normale. Nelle esperienze sulla propagazione del flusso magne- 

 tico dovetti perciò rinunciare all'uso delle correnti di chiusura ed adoperare 

 le sole correnti di apertura. Ho fatto variare le correnti eccitatrici da circa 

 0,02 a 0,16 unità C. G-. S. ; per conseguenza le forze magnetizzanti adoperare 

 furono comprese tra circa 12 e 100 unità C. Gr. S. 



« La misura della corrente primaria fu fatta con un galvanometro a tor- 

 sione costruito dallo stabilimento Siemens e Halske : è graduato in milliampères, 

 ha la resistenza di un ohm a 15° e fu adoperato mettendolo in derivazione con 



una resistenza di di ohm. Unitamente allo strumento i costruttori hanno 



mandato una tabella di correzione, ma prima di adoperarla fu fatto un con- 

 fronto tra l'amperometro ed un voltametro a nitrato d'argento, dal quale con- 

 fronto risultò che quando lo strumento segna 100 p la correzione è -h 0 P ,15 : 

 la tabella dei costruttori dà -b 0 p , 2 ; l'accordo adunque è sodisfacente. Con 

 ripetute esperienze fu determinato altresì il potere del riduttore associato al 

 galvanometro. Fatte tutte le correzioni la misura della corrente primaria ha 

 un error probabile di =t 0,0002 unità C. G. S. 



« Le correnti secondarie furono misurate mediante un galvanometro ba- 

 listico a riflessione, anch'esso costruito dal Siemens e Halske. Le letture si 

 fecero per mezzo di cannocchiale, su una scala divisa in millimetri posta alla 

 distanza di cm. 172 dallo specchio. Da esperienze preliminari ho dedotto che 

 per deviazioni non maggiori di 60 p , l' error probabile di ciascuna osservazione 

 è ,rt 0 p , 1 ; ma col crescere della deviazione la misura diviene sempre meno 

 precisa, sino a che per deviazioni di circa 350 p l' error probabile raggiunge il 

 valore =t 0 p , 5. 



« Prima di adoperare lo strumento nelle ricerche sul flusso magnetico 

 era indispensabile di conoscere la relazione che esiste tra le variazioni del 

 flussso e le corrispondenti indicazioni del galvanometro balistico. Per mezzo 

 di molte osservazioni eseguite con due metodi diversi ho potuto constatare 

 che la l a elongazione del mio galvanometro, tenuto conto degli errori proba- 

 bili d'osservazione, è direttamente proporzionale alla corrispondente variazione 

 di flusso che la produce. Qui riferirò soltanto i risultati di una serie di osser- 

 vazioni fatte con due rocchetti stabilmente disposti l'un dentro l'altro, il 1° 

 essendo in comunicazione con la pila l'amperometro ed una cassetta di resi- 

 stenze, mentre l'altro comunicava col galvanometro balistico. 



