— 449 



Fisica . — Sopra un termoscopio elettrico (')• Nota del dott. 

 M. Ascoli, presentata dal Socio Blaserna. 



« 1. Quando" si devono eseguire misure di precisione che richiedano 

 lunghe serie di esperienze a temperatura costante, occorre un regolatore ter- 

 mico che compensi prontamente le variazioni dovute alle vicende atmosferiche 

 o ad altre cause, ed un termoscopio pronto e sensibile che ne comandi la 

 manovra. 



« A tale scopo, nella sala delle misure di questo laboratorio si svolge 

 il lungo tubo discendente di un termosifone collocato in una camera vicina 

 e munito di chiavi destinate a moderare la circolazione dell'acqua calda. Un 

 osservatore manovra queste chiavi secondo le indicazioni di un termoscopio 

 che credo non inutile di descrivere perchè può applicarsi in molti altri casi, 

 anche come termometro. 



« 2. Un termometro elettrico che ha qualche analogia col nostro è il 

 Bolometro adoperato nel 1879 dal prof. Langley nelle sue note ricerche sulle 

 radiazioni solari ( 2 ). Consta di una combinazione di Wheatstone in equilibrio, 

 un lato della quale è formato di un sottilissimo filo di platino di grande resi- 

 stenza, le cui variazioni di temperatura turbano l'equilibrio del galvanometro 



per la variata resistenza elettrica. Durante il 

 breve tempo necessario alle esperienze, la tem- 

 peratura delle altre parti dell'apparecchio deve 

 essere costante. Nel caso nostro non si sarebbe 

 potuto usare uno strumento come il bolometro 

 se non tenendone una parte a temperatura ri- 

 gorosamente costante, ciò che presenta le stesso 

 difficoltà che si tratta di eliminare coll'appa- 

 recchio, dovendo le osservazioni esser conti- 

 nuate per più mesi senza interruzione. 



« Ho pensato perciò di trar profitto non 

 dalla differenza di temperatura delle diverse 

 parti dell'apparecchio, ma dalla differenza del 

 coefficiente termico della resistenza elettrica 

 nei metalli puri e nelle leghe. 



* 3. L'apparecchio consta anch'esso di 

 una combinazione di Wheatstone, l'unico me- 

 todo adottabile, perchè insensibile alle varia- 



ti) Costruito nel laboratorio di fìsica tecnica della R. Scuola per gli ingegneri in Roma 

 nel 1885. 



(2) Nature 1882, v. XXVI, p. 5S6. 



