zioni che avvengono nella pila o nel galvanometro. I quattro lati del ponte 

 possono esser tutti alla medesima temperatura, in un medesimo ambiente. Due 

 di essi consistono di due fili AB ed A'B', l'uno di rame e l'altro di argentano 

 lunghi ambidue quant'è l'altezza dell'ambiente (circa 4 metri) e tesi vertical- 

 mente a pochi centimetri l'uno dall'altro. Gli estremi B e B' sono uniti tra 

 loro, gli estremi A ed A' sono uniti ad un filo di argentano che forma gli altri 

 due lati del ponte AC, CA\ In C è collocato un contatto formato da una pinza che 

 si sposta lungo il filo, mediante una vite micrometrica, per variare il rapporto 

 tra le resistenze AC ed A'C. Questa pinza è congiunta ai punti B e B' at- 

 traverso un interruttore I ed una pila P (un elemento Meidinger), che sono 

 collocati in altra camera. Invece i punti A ed A' sono congiunti, attraverso un 

 altro interruttore, ad un galvanometro Thomsom sensibilissimo ad immagina 

 reale, posto nella camera dove si trova l'osservatore che sorveglia l'andamento 

 della temperatura. 



« Per ottenere buone condizioni di sensibilità, essendo il galvanometro 

 di debole resistenza, le quattro resistenze che formano i quattro rami del 

 ponte si fecero pressoché uguali tra loro (circa ohms 3, 3) ; perciò al filo di 

 rame, lungo circa 400 cent, si diede il diametro di cent. 0,018 , a quello di 

 argentano, di pari lunghezza, il diametro di cent. 0,059 ; l'ima sezione risulta 

 così circa il decuplo dell'altra, cioè appunto in ragione inversa della resi- 

 stenza specifica dei due fili. Quando il galvanometro è in equilibrio saranno 

 quindi uguali le resistenze AC ed A'C. 



« L'equilibrio elettrico del sistema si ottiene per una determinata tempe- 

 ratura (normale) ; al variare di questa, le resistenze dei due fili di rame e 

 di argentano variano diversamente, quelle dei fili AC ed AC ugualmente, in 

 modo che il rapporto delle due prime varia, mentre quello delle altre due 

 rimane costante. Per questa ragione tutto il filo ACA' oppure solo la parte 

 in cui si muove il contatto C, può esser collocato in altra camera anche a 

 temperatura variabile, ciò che permette di regolare lo strumento senza entrare 

 nella sala delle esperienze. 



« 4. L'intensità della corrente passante pel galvanometro è sensibil- 

 mente proporzionale alla variazione di temperatura. Infatti, se con «, a' in- 

 dichiamo i coefficienti termici dei due metalli, con t l'aumento di tempera- 

 tura, abbiamo, alla temperatura normale 



AB AC 



A' B' ~~ A'C ( ); 



pel galvanometro allora non passa alcuna corrente. Quando avviene l'au- 

 A C 



mento % , il rapporto -tttì non muta, quello delle altre due resistenze diventa 



^r^r fi "t" a , ~ì o nel galvanometro si ha una corrente, la cui intensità, per 

 Al) (1 -j- a t) 



