— 451 — 



piccoli valori di r, è sensibilmente proporzionale alla differenza 

 AB (1 + a%) A'C — A'B'(1 + a'x) AC : 



ossia, per la (1), a 



(2) AB . A'C (a— «') x 

 cioè appunto proporzionale a x. 



« Se la temperatura va tenuta costante, la corrente si annulla compen- 

 sando la variazione x mediante il regolatore. Se invece si vuol aumentare 

 di x la temperatura normale, la corrente si annulla spostando il corsojo C di 

 una lunghezza x (') data dall'equazione 



AC + ar __ AB (1 -f a x) _ 

 A'C — x A'B' (1 + a'x) ' 



supposte uguali le quattro resistenze AB, A'B', AC, A'C, questa equazione 

 diventa, per % piccolo, 



AC + ^ i,, rx 



da cui approssimatamente 



(3) # = a') r. 



a 



« Anche x risulta così proporzionale a x, onde i piccoli aumenti di tem- 

 peratura possono venir direttamente misurati sia dalla deviazione del galva- 

 nometro, secondo la (2), sia dallo spostamento del corsojo, secondo la (3). 

 Quest'ultima, posto 



a — 0,0037 pel rame 

 n'= 0,0004 per l'argentano 

 AC = 307 cent. 



X = 1° 



dà nel caso nostro 



^ = cent. 0,491 



numero che misura la sensibilità dello strumento adoperato nel secondo modo ; 

 essa giunge facilmente a 0°,001. Col primo modo, la sensibilità dipende dal 

 galvanometro e può esser quindi molto maggiore. 



« 5. Lo strumento fu messo alla prova in ambidue i modi, misurando 

 le variazioni di temperatura (t) con termometri a mercurio posti accanto ai 

 fili, e confrontandole ora colle indicazioni del galvanometro, ora cogli spo- 

 stamenti del corsojo (C). Naturalmente, prima di tener conto di queste mi- 

 sure, nell'ambiente si manteneva costante la temperatura per parecchie ore. 



« Nel primo modo, per ogni parte della scala galvanometrica si ebbe una 

 variazione di temperatura di 



0°,00906. 



0) Le resistenze si suppongono proporzionali alle lunghezze. 



