— 497 



dai quali non si può certo giudicare sulla legge di variazione di k in corri- 

 spondenza di quella della F. 



« 4. Per questo, pure attenendoci al metodo delle deviazioni di un 

 sistema magnetico, cercammo di conseguire queste due condizioni: l a che 

 il sistema magnetico fosse sottratto all'azione della forza che magnetizza il 

 liquido : 2 a che la sensibilità potesse essere variata a volontà fra estesi li- 

 miti. E tralasciando di ricordare le diverse disposizioni che fecero cattiva 

 prova, riferiremo addirittura quella che diede buoni risultati. 



« Tre tubi cilindrici e concentrici, t ,u ,v (fig. 1) sono disposti vertical- 

 mente. Il 1° è di ottone (diam. 2 cm , alt. 35 cm ) e viene percorso da una cor- 

 rente costante i che determina all' intorno un campo magnetico circolare, di 



2i 



cui l' intensità alla distanza r dell'asse del tubo è — : il 2° (diam. est. 



r 



2r 0 = 2 cm ,31 , alt. 27 cm ) ed il 3° (diam. int. 2r, = 6 cm ,21 , alt. 12 cm ,5) sono 



di vetro. L'intercapedine che questi due 

 racchiudono, è chiusa al fondo e mediante 

 due lamine di vetro è divisa secondo un 

 piano verticale, normale al meridiano ma- 

 gnetico, in due parti, di cui l'ima W è 

 esattamente la metà dell' intero spazio anu- 

 lare ed è destinata a ricevere il liquido da 

 studiare. Il tubo v è fissato su un disco 

 di ebanite, che è attraversato dal tubo u. 

 Il disco poi è adattato sovra un piatto di 

 orizzontamento girevole in un piano oriz- 

 zontale. Il tubo t è indipendente, e può 

 esser fatto ruotare entro opportune guide 

 sul suo asse verticale. I suoi estremi co- 

 municano col filo conduttore della corrente 

 mediante due bicchierini z , Z\ di mercurio. 

 Nel superiore z viene ad immergersi anche 

 l'estremo inferiore del tubo t\ (sostenuto da 

 un proprio sostegno), entro cui è sospeso 

 l'ago magnetico con un filo semplice di 

 bozzolo. L'ago pesa l gr ed ha la forma di un rettangolo, cui sia tolto un 

 lato minore (alt. l cm ,2 , dist. dei poli 2s = 0 cm ,65). Esso è collegato al filo 

 di sospensione con una verghettina di vetro, che porta in alto uno specchietto, 

 di cui le deviazioni sono lette sovra una scala Carpentier, posta alla distanza 

 di 330 cm , attraverso una finestrella praticata nel tubo di custodia t x . 



« Un telaio circolare b (fig. 2) (quello di una bussola dei seni), avvolto 

 da n = 18 spire (rag. E= 15 cm ,66) , è disposto col suo piano nel meridiano 

 magnetico. Esso dista di L = 64 cm ,25 dall'ago, ed il suo asse passa pel centro 



Fig. 1. 



