— 518 — 



« Per misurare infine la deviazione toglievo dalla cassetta del declino- 

 metro il magnete lungo, e appendevo al filo l'ago più corto disponendolo oriz- 

 zontalmente e puntandone col cannocchiale la divisione di mezzo della scala. 

 Indi fissavo l'asta metrica a suo posto sul circolo orizzontale e facevo scor- 

 rere il carrettino in cui doveva essere collocato il magnete lungo, finché il 

 segno verticale che il carrettino stesso porta nel mezzo della sua base, coinci- 

 desse esattamente colla divisione 30 dell'asta; allora lo fermavo all'asta mediante 

 l'apposita vite. Poscia facendo ruotare convenientemente l'insieme delle due aste 

 terminanti in V (ossia la forchetta) sopra il cerchio della piattaforma del car- 

 retto, disponevo la retta congiungente i due vertici dei due V parallelamente, 

 all'asse dell'asta metrica, e fissavo con l'apposita vite la forchetta sul cerchio. 

 Indi col mezzo della livelletta a ciò destinata, disponevo la forchetta oriz- 

 zontalmente, alzando ed abbassando con la relativa vite di rettifica uno dei 

 sopporti dell'asta metrica. Poscia fissavo all'asta medesima il termometro in 

 guisa che il bulbo venisse a trovarsi sulla base del carretto. 



« Ciò fatto disponevo sulla forchetta del carretto, invece dell'ago cala- 

 mitato, un tubo di rame lungo 15 cm., del diametro di 8 mm. e con le due 

 basi forate. Miravo attraverso i due fori di questo tubo il magnete sospeso, 

 e quindi abbassavo quest'ultimo, secondo il bisogno, finché col tubo di rame 

 se ne potesse mirare il punto di mezzo. Allora l'ago sospeso era nello stesso 

 piano orizzontale della forchetta, perciò toglievo il tubo e disponevo il ma- 

 gnete lungo col polo nord rivolto verso la cassetta dello strumento, avendo 

 l'avvertenza d'infilare nel cilindretto che si eleva fra i due V della forchetta, 

 il tubetto che è congiunto alla staffa dello stesso magnete. 



« Per tal modo il magnete sospeso provava una deviazione; perciò fa- 

 cevo ruotare lo strumento finché di nuovo il filo verticale medio del reticolo 

 si vedesse coincidere con la divisione di mezzo della scala, e quindi leggevo 

 la posizione dei nomi sul cerchio, ed il termometro. 



« Indi trasportavo il carretto lungo l'asta metrica e lo fissavo a questa, 

 quando il segno verticale che esso portava nel mezzo della base coincideva 

 colla divisione 40 dell'asta; coincidenza ebe si poteva rendere perfetta col 

 mezzo della vite micrometrica unita al carretto. Eipetevo in questa 2 a posi- 

 zione le operazioni sopra descritte col polo nord del magnete rivolto verso 

 la cassetta e poi rivolto in senso contrario, e notavo le relative letture. 



« Infine portavo il carretto dall'altra parte dell'asta, e rifacevo le ope- 

 razioni tanto alla distanza di 30 che alla distanza di 40 cm. Indicando 

 con <»! la lettura fatta sul cerchio orizzontale quando il magnete deviatore 

 si trovava ad una data distanza, per es. 30 cm. ad est del magnete sospeso 

 rivolgendogli il polo nord ; con w 2 quella fatta quando il magnete deviatore 

 si trovava alla stessa distanza ad ovest rivolgendo al magnete sospeso il polo 

 sud; e con w z e w 4 le altre 2 letture fatte quando l'ago deviante era posto 

 alla medesima distanza ad est e ad ovest dell'ago deviato, ma coi poli da parti 



