﻿— 12 — 



« I metodi impiegati sono quelli noti di Bessel, e di Strare, in cui si 

 osservano i passaggi nel primo verticale ai fili fìssi del reticolo, ed il me- 

 todo di Struve in cui si osservano i passaggi al filo mobile del micrometro. 

 In sostanza però si tratta sempre del metodo dei passaggi per il primo ver- 

 ticale, e la diversità consiste in due inversioni che si fanno nel secondo me- 

 todo, in luogo di una che si pratica negli altri due; o nell'uso del micro- 

 metro che si fa nel terzo metodo. Questo terzo metodo abbisogna forse di 

 due parole di spiegazione. Esso si impiega colle stelle che culminano quasi 

 allo zenit, anche a nord, entro i limiti del campo del cannocchiale e della 

 corsa del micrometro. Poco prima della culminazione della stella si fanno 

 col filo mobile alcune puntate, tenendo conto del tempo e delle letture al 

 micrometro ( J ) poi s'inverte lo strumento, e si ripetono simmetricamente le 

 misure all'ovest. Il tempo del passaggio della stella per il filo mobile serve, 

 (come negli altri metodi), al calcolo della nota riduzione 



E = 2 sen <p cos S sen 2 ~ t 

 che, prescindendo dall'azimut e dall'inclinazione è eguale ( 2 ) a, 



sen ((f — ó) F =p e 



Nel nostro caso potremo scrivere, 



( y _ s) _}_ p _|_ c = E 



immaginando il 'doppio segno in P e c, e sostituendo l'arco al seno, perchè 

 — è pochi minuti. P indica la distanza equatoriale, positiva o nega- 

 tiva, di un filo laterale dal medio, e nel caso del micrometro è la distanza 

 del filo mobile da una sua posizione iniziale arbitraria, ma costante: c in- 

 dica l'errore di collimazione, positivo o negativo, della posizione iniziale, 

 ovvero la sua distanza dal cerchio massimo instrumentale. La lettura al 

 micrometro serve per il computo di P, di modo che confrontando P con E 

 si ottiene ; 



al verticale est (<p — ó) -\- c = E — F = a 

 al verticale ovest {<p — 6) — c = Ej — F x = 



e facendo il medio aritmetico, 



9> = -}-/?) 



da cui y> come negli altri metodi. 



Le osservazioni necessarie in questo metodo, per ottenere i valori della 

 latitudine si compiono con molta facilità e speditezza ; nel mio caso impiegai 

 meno di mezz'ora, per una ventina di misure. 



(!) Il passo del micrometro di questo Bamberg fu da me determinato nel 1882, ed 

 in quest'anno, con molte osservazioni di diverso genere, che combinate assieme diedero il 

 valore angolare di un giro = 58". 85 =fc 0''.03. 



( 2 ) Vedi Albrecht, Formeln etc. pag. 38. 



