﻿— 232 — 



« Il metodo sperimentale da me seguito per lo studio di questi liquidi, 

 salvo piccole modificazioni, è quasi identico a quello, del quale mi servii per 

 sperimentare con l'etere solforico; lo ricorderò quindi sommariamente. 



« L'apparecchio, che io stesso costruii, si componeva essenzialmente di 

 tre parti : un mmogeno, ove si produceva la pressione, un manometro ad aria 

 compressa per misurarla, ed un recipiente, che ho chiamato piesodilaiometrOj 

 ove si osservava la dilatazione del liquido alle diverse p essioni. Questi tre 

 pezzi tutti di vetro, senza mastice nè rubinetti, erano riuniti fra di loro me- 

 diante saldatile, sicché l'apparecchio riusciva completamente chiuso : un tubi- 

 cino a di diametro assai piccolo, saldato alla estremità superiore del mano- 

 geno permetteva di mettere o no l'interno dell'apparecchio in comunicazione 

 con l'atmosfera. 



« Il manogeno consisteva in un tubo di vetro con due laminette di pla- 

 tino, i di cui fili uscivano dal tubo da due tubicini ad esso saldati, e riempiti 

 di ceralacca. Esso era pieno per due terzi di acqua acidulata, la decomposi- 

 zione della quale forniva il gas necessario a comprimere l'apparecchio. Anche 

 il tubo a veniva chiuso con ceralacca, che si faceva fondere dentro di esso, 

 ed aperto, quando occorreva di ristabilire la comunicazione con l'esterno, me- 

 diante un getto di vapor d'acqua bollente. La ceralacca in tali condizioni 

 costituiva una chiusura comoda e perfetta. 



« Il manometro era formato da un tubo di vetro verticale lungo più di 

 un metro, piegato inferiormente ad U e saldato ad un serbatoio, con mercurio 

 preservato dall'ossidazione da uno strato di acido solforico. Il tubo verticale, 

 graduato nella sua parte superiore per 53 cm , ad un quarto dalla piegatura 

 inferiore aveva un rigonfiamento destinato ad aumentarne la sensibilità senza 

 aumentarne la lunghezza, e di dimensioni tali che alle più basse pressioni 

 da misurare il mercurio lo occupava interamente arrivando fino alle gradua- 

 zioni. Sotto il rigonfiamento ed alla stessa altezza del serbatoio vi era una 

 seconda graduazione lunga quasi 5 cent. ; la graduazione superiore terminava 

 a 3 cent, circa dalla estremità che era stata tirata in punta molto affilata. 

 Vennero prima con molta cura calibrate le due graduazioni e poi, con diversi 

 metodi, si determinò esattamente il peso di mercurio a 10° contenuto in una 

 divisione tanto di quelle superiori che di quelle inferiori, e quello contenuto, 

 nella punta superiore non graduata e nell'intervallo fra le due graduazioni. 

 Il manometro venne ben disseccato e riempito con aria secca. 



« La forinola adoperata per la determinazione delle pressioni fu la 

 seguente : 



PV 141,614 



1 -f-a* 



dove la costante è calcolata in modo che quando v esprime il peso del mer- 

 curio contenuto a 10° nello spazio occupato dall'aria in ogni esperienza, p dà 

 la pressione espressa in metri di mercurio a 10°. Tale pressione veniva poi 



