﻿— 233 — 



ridotta a 0°. Per i valori di a mi sono servito dei coefficienti riportati dal 

 Blaserna ( 1 ). 



a II piezodilatometro si componeva di due parti : un recipiente e tre 

 tubi graduati, saldati fra di loro, disposti l'uno parallelamente all'altro e 

 lunghi complessivamente l m ,50 circa. Il recipiente, diverso da quello adope- 

 rato per l'etere, il quale alla fine delle esperienze fatte con quel liquido era 

 scoppiato, aveva a 0° il volume di 7 CC ,50000. 



« Il suo coefficiente di dilatazione cubica medio fra 0° e 100° determi- 

 nato direttamente su di esso col metodo del termometro a peso era 0,00002986 ; 

 il coefficiente di compressibilità, per la pressione di l m di mercurio a 

 0° era 0,0000228. 



« I tre tubi uniti al recipiente erano stati divisi in millimetri con la 

 macchina divisoria per 52 cm circa di lunghezza e poscia calibrati separata- 

 mente con un oculare micrometrico: il volume delle tre divisioni tipo, alle 

 quali le altre furono riferite, venne trovato pesando, ad una determinata tem- 

 peratura, il mercurio contenuto in un numero conosciuto e molto grande di 

 divisioni, ridotto mediante le tavole di calibrazione. 



« Tutte le pesate occorrenti si fecero per differenza, con una bilancia 

 Sartorius sensibile ad l / 3 di milligramma ed equilibrando il vaso che doveva 

 contenere il mercurio con una tara i avente volume e superficie approssimati- 

 vamente eguale a quella di detto vaso. È appena necessario di dire che si 

 faceva sempre, quantunque piccola la correzione per l'aria spostata. Il mer- 

 curio adoperato era stato distillato nel vuoto. 



« Mediante metodi speciali che lungo sarebbe qui il descrivere, si mi- 

 surarono le curvature non graduate dei tubi dopo che essi furono saldati fra 

 di loro. Il recipiente era saldato al primo dei tre tubi, che terminava con 

 una piegatura a e , per la sua estremità inferiore invece .che per la sua estre- 

 mità superiore cóme sogliono essere costruiti gli ordinari dilatometri, e con- 

 teneva, nella sua parte superiore il liquido da studiare, ed inferiormente una 

 quantità nota di mercurio il quale riempendo interamente la ripiegatura giun- 

 geva fino alle graduazioni del tubo suddetto. 



« Questa disposizione permette di evitare parecchie cause di errore, che 

 si sarebbero avute facendo le misure direttamente sul liquido, specialmente 

 quelle dovute alla evaporazione della estremità della colonna di esso, alla dimi- 

 nuzione di volume derivante dalla adesione del liquido alle pareti dei tubi, 

 ed alla incertezza della temperatura della porzione dello stesso contenuto nei 

 tubi. Una disposizione speciale permetteva che il mercurio richiesto, accura- 

 tamente pesato, entrasse tutto nel recipiente, mentre questo era ancora vuoto 

 e capovolto, senza che ne rimanesse lungo i tre tubi la benché menoma quantità. 

 « Il peso del mercurio introdotto nel recipiente nelle esperienze con il 



[}) Lezioni sulla teoria cinetica dei gas, voi. litog. 



