﻿— 436 — 



tali incertezze che per ora permette diffìcilmente lina precisione di Ur==ì=0,001 

 cioè di circa 0,1 del valore totale di v. 



« Questa conclusione che mi venne fatta rilevare dal prof. Keller, mi 

 invogliò di ricercare quali potevano essere veramente le cause di errore che 

 nel metodo di Lamont portavano una sì forte discrepanza nei valori del coef- 

 ficiente d'induzione, ed anche di vedere se modificando opportunamente gii 

 apparecchi usati in codeste determinazioni dal Lamont e dal Wild, fosse 

 possibile ottenere un maggior grado di precisione in modo da rendere l'antico 

 metodo di Lamont più conforme alle esigenze ora volute nelle misure del- 

 l'intensità magnetica orizzontale. 



« Nell'apparecchio che io immaginai e che il prof. Blaserna mi ha con- 

 cesso di far costruire nell'Istituto Fisico di Soma, io ho cercato anzitutto 

 di soddisfare praticamente, quanto più si poteva, alle condizioni volute dal 

 concetto teorico che è esposto dal Lamont ( x ) a proposito delle deviazioni 

 prodotte con magnete verticale. 



« Quest'apparecchio è essenzialmente costituito da un regolo verticale 

 d'ottone lungo 30 cm., nel quale è praticata una scanalatura longitudinale 

 a sezione rettangolare. Sull'uno degli orli della scanalatura è incisa una 

 scala millimetrica, e lungo l'altro orlo possono fissarsi due corsoi, i quali 

 terminano in una sottile laminetta orizzontale d'ottone. La scanalatila è de- 

 stinata per collocarvi dentro il magnete, il quale, sia esso cilindrico o pri- 

 smatico, può essere stretto contro una delle pareti della medesima mediante 

 viti laterali fissate nella parete opposta; siccome poi uno dei poli del ma- 

 gnete si fa appoggiare contro la laminetta di un corsoio la quale radendo 

 la scala millimetrica serve anche di indice, così il magnete stesso può fis- 

 sarsi a quell'altezza ^he si vuole. Il regolo è, nel suo punto di mezzo e 

 normalmente alla sua lunghezza, attaccato ad una piastra quadrata munita 

 di tre punte a vite e di un foro centrale. Le tre punte a vite servono a 

 disporre orizzontalmente la piastra, e quindi verticalmente il regolo; esse 

 poggiano su di un'altra piastra collocata inferiormente e che viene rigida- 

 mente fissata sull'asta metrica del teodolite di Lamont. La piastra inferiore 

 porta una colonnina a vite la quale s'infila nel foro della piastra superiore, 

 cosicché le due piastre possono poi essere strette fortemente insieme me- 

 diante una controvite. 



« Per ottenere una perfetta verticalità del magnete (come è richiesto 

 dalla teoria), non mi parve mezzo migliore che quello di ricorrere ad un 

 piccolo orizzonte di mercurio il quale veniva collocato ad una certa distanza 

 sotto il regolo. Tolti i corsoi, traguardavo le pareti della scanalatura, le quali 

 erano finamente lavorate, e movevo le tre viti di livello della piastra supe- 

 riore, fintantoché vedevo le dette pareti coincidere in tutta la loro lunghezza 



( l ) Lamont, Handbuch des Erdmagnetismus, p. 33. 



