﻿— 608 — 



a Pertanto se noi per determinare il coefficiente d'induzione ci accon- 

 tentassimo di dare alla calamita le sole posizioni al di sopra, ovvero le sole 

 posizioni al di sotto del piano dell'ago, verremmo ad avere dall'esperienza 3 a 

 della prima serie : nel 1° caso q — q' = 2° 3' 39" , 5 , e nel 2° caso y — <f>' = — 

 1° 15' 36". 



« Così pure se nella stessa determinazione 3 a della serie prima, noi utiliz- 

 ziamo separatamente le osservazioni fatte colla calamita avente la faccia se- 

 gnata verso l'ago, e quelle fatte mettendo la faccia segnata opposta all'ago, 

 troviamo per i corrispondenti valori di (f — q? : 22' 14", 5 e 25' 49". La dif- 

 ferenza fra questi due valori non è molto grande, ma tuttavia sensibile; e 

 certamente nel valore del coefficiente d'induzione essa eserciterebbe un' influenza 

 non indifferente. 



« Questi fatti si verificano non solo per l'esperienza da noi scelta; ma 

 coi numeri segnati nelle precedenti tabelle chiunque può verificare che lo stesso 

 costantemente avviene per tutte le altre esperienze, mettendo così in piena 

 evidenza la dissimmetria della sbarra. — D'altronde tale dissimmetria si 

 rende anche manifesta nell'ordinaria esperienza delle deflessioni con magnete 

 orizzontale. 



« Posti in rilievo questi fatti, dobbiamo conchiudere che: 

 1° Per la determinazione del coefficiente d'induzione col metodo di 

 Lamont è assolutamente necessario dare alla calamita le otto posizioni su 

 assegnate, combinandole tutte assieme, allo scopo di eliminare l'influenza che 

 può avere l'imperfetta simmetria della sbarra. Sopprimendo una parte di queste 

 posizioni, si corre il rischio molto probabile di avere del coefficiente d'indu- 

 zione valori non solo poco attendibili, ma affatto erronei ( , ). 



2° L'apparecchio che si adopera per dare alla calamita quelle otto 

 posizioni, deve permetterci di conseguire non solo l'esatta verticalità del ma- 

 gnete voluta dalla teoria, ma ancora di soddisfare colla massima possibile 

 precisione a certe condizioni geometriche di simmetria, senza le quali non 

 si potrebbe ottenere la completa eliminazione della causa d'errore in discorso. 

 Tali condizioni sarebbero quelle che nelle due posizioni al di sopra ed al di sotto 

 del piano delle deviazioni la sbarra venga a trovarsi proprio sulla medesima 

 verticale, e che nelle medesime due posizioni la distanza da noi chiamata A 

 rimanga inalterata. Infatti qualora queste condizioni fossero solo approssima- 

 tivamente soddisfatte, resterebbe ancor sempre libera di manifestarsi, almeno 

 in parte, l'influenza della dissimmetria della sbarra, la quale essendo per certi 

 magneti assai forte, può portare a notevoli errori. Coli' apparecchio e le cure 



(') Il Wild nel CarVs Repertorium (voi. Vili, p. 212, 1872) a proposito di una nuova 

 forma di teodolite universale magnetico, descrive pure un semplice apparecchio destinato 

 alla misura del coefficiente d' induzione, nel quale vengono addirittura soppresse le posi- 

 zioni della calamita al di sotto del piano orizzontale dell'ago sospeso. 



