Kristallograpliie. Kristallpliysik. 



-187- 



A. Hamberg: Einfache Methode der Messung; mikro- 

 skopischer Kristalle. (Zeitschr. f. Krist. 42. p. 13—15. 1906.) 



Die Methode besteht darin, das Mikroskop in ein Keflexionsgoniometer 

 umzuwandeln. Hierzu wird der Kristall in einen auf den Objekttisch 

 aufzusetzenden Drehapparat (am zweckmäßigsten in den KLEiN'schen) 

 gebracht und vor demselben ein Collimator aufgestellt. Das bei Beleuch- 

 tung des letzteren auf den Kristall auffallende Bündel von Parallelstrahlen 

 wird durch geeignete Drehung des Kristalls in die Sehrichtung des Mikro- 

 skopes geworfen und in letzterem unter Einschaltung der Bertrandlinse 

 beobachtet. Denn durch diese Hilfslinse wird das Mikroskop ungefähr in 

 ein auf Unendlich eingestelltes Fernrohr umgewandelt und es erscheint 

 daher das CoUimatorsignal dem Auge des Beobachters scharf sichtbar. 

 Als Beispiel gibt Verf. die mit einem solchen Apparat ausgeführte Messung 

 einer nur mikroskopisch kleine Kristallflächen besitzenden organischen 

 Substanz wieder : die Übereinstimmung der einzelnen Zahlen ist eine ge- 

 nügende. E. Sommerfeldt. 



B . Sommerfeldt : Die mikroskopische A c h s e n w i n k e 1 - 

 bestimmung bei sehr kleinen Kristallpräparaten. (Zeitschr. 

 f. Wissensch. Mikroskopie. 22. 1905. p. 356—362. Mit 4 Fig.) 



Als vereinfachenden Ersatz für den BECKE'schen Zeichenapparat zur 

 Achsenwinkelbestimmung an Schnitten, welche schief zur Bissektrix ge- 

 troffen sind, empfiehlt Verf. ein um die Instrumentachse des Mikroskopes 

 drehbares Mikrometer, dessen Skala auf die plane Seite der untersten 

 Kondensorlinse aufgetragen wird. Eine solche Skala läßt sich gleich- 

 zeitig mit dem Achsenbild bei Beobachtung nach der LASAULx'schen Me- 

 thode sichtbar machen. Auch wird die Anwendung dieser Vorrichtung 

 beim Arbeiten mit gleichzeitig (in gekreuzter Stellung) rotierenden Nicols 

 beschrieben, ein Fall, für w^elchen die BECKE'sche Methode versagt. 



E. Sommerfeldt. 



F. Pearce : Über die optischen Eigenschaften der Kri- 

 stalle im konvergenten polarisierten Lichte. (Zeitschr. f. 

 Krist. 41. p. 113—133. 1905. 7 Fig.) 



Im Gegensatz zu der meistens üblichen Behandlungsweise der Kristall- 

 optik legt Verf. auf eine genaue mathematische Diskussion der Isogyren 

 bei der Untersuchung der Interferenzerscheinungen Wert ; dieselben spielen 

 bei mikroskopischen Beobachtungen auch experimentell eine viel größere 

 Rolle als die wegen der geringen Dicke des Präparats nur selten sicht- 

 baren Isochromaten, so daß manche Folgerungen aus den Rechnungen des 

 Verf.'s für die petrographischen Untersuchungsmethoden Bedeutung ge- 

 winnen können ; besonders verdient das Resultat Beachtung , daß bei der 

 Auflösung der im Falle der Normalstellung sichtbaren dunklen Balken in 



