— 340 — 



Fisica [terrestre. — Sai Pir eliometro a compensazione elei- 

 trica dell' 'Angstrom. Nota di Ciro Chistoni, presentata dal Socio 

 P. Blaserna. 



Nell'eseguire le misure pireliometriche a Corleto, a Modena, a Sestola 

 ed al Monte Cimone dal 1898 al 1901 non ebbi solo per iscopo di tro- 

 vare dei valori pireliometrici, ma anche di esaminare i vari apparecchi pro- 

 posti per le ricerche di questo genere. 



Impegnato, prima come membro della Commissione internazionale per le 

 osservazioni della radiazione solare ( 2 ), poi come membro del Comitato della 

 Società degli Spettroscopisti italiani per lo studio del Sole ad intrapren- 

 dere una serie lunga di misure pireliometriche, credetti mio dovere anzitutto 

 di decidere, fra i vari proposti, quale strumento avrei preferito ( 4 ). Quando 

 presi parte alla discussione nella riunione della Commissione della radiazione 

 solare a Parigi nel settembre del 1900 ( 5 ), non aveva ancora avuto campo 



o 



di studiare praticamente il pireliometro a compensazione elettrica dell'Ang- 

 strom ; ed è stato in quell'occasione che il sig. Edelstam ebbe la cortesia 



o 



di mostrarmi il pireliometro e di interessarsi poi presso il sig. prof. Angstrom 

 perchè potessi avere sollecitamente uno di detti apparecchi ( 6 ). 



(') Rendiconti della R. Accad. dei Lincei, serie 5 a , voi. XI, 1° sem. 1902, pagg. 77, 

 479 e 539; voi. XII, 1° sem. 1903, pagg. 53, 258 e 625; voi. XIV, 1° sem. 1905, pag. 147. 



( 2 ) Rapport de la Conférence météorologique Internationale; réunion de Paris, 1896, 

 pag. 24. Paris, Gauthier-Villars, 1897. 



( 3 ) Memorie della Soc. degli spettroscopisti italiani, voi. XXXIII (1904), pag. 211. 



( 4 ) Dalle notizie relative a studi solari pubblicate dal prof. A. Ricco (Mem. Soc. 

 spet. ital., voi. XXXIII (1904), pag. 249) rilevo che il Comitato centrale per gli studi sul 

 Sole desidera conoscere quale apparecchio o quali apparecchi adotta ogni membro dei 

 Comitati parziali per le sue speciali ricerche. 



( 5 ) Congrès international de météorologie. Paris, 1900 (pag. 58), Paris, Gauthier- 

 Villars, 1901. 



( 6 ) Per conoscere il principio scientifico sul quale è basato il pireliometro a com- 

 pensazione elettrica dell'Angstrom e per comprendere come è costruito questo apparecchio, 

 si possono consultare: Eine elektrische Kompensationsmethode zur quantitativen Bestini- 

 mwig Strahlender Wàrme, von Knut Angstrom (Nova Acta regiae Societatis Scientiarum 

 upsalientis ; serie tertiae; voi. XVI, 1893; ed anche: The physical Review, I, 365, 1893). 

 K. Angstrom, Weber absolute Bestimmungen der Wàrmestrahlung mit dem elektrischen 

 Compensatio'/ispyrheliometer, nebst einigen Beispielen der Anwendung dieses fnstrumen- 

 tes (Wied. Ann. der Phys. und Ch. neue Folge; Bel. LXVII (1899) ed anche: Astrophysical 

 Journal, voi. IX (1899), pag. 334).. — K. Angstrom, Intensità de la radiation solaire à 

 différentes altitudes; recherches faites à Ténériffe 1895 et 1896 (Nova Acta, etc, 2/VII, 

 1900). — Rapport du Comitè météorologique international; réunion de St. Pétersbourg, 



