— 341 — 



Per le ragioni che esporrò, ho stimato che questo istrumento debba cor- 

 sispondere meglio di ogni altro per intraprendere una serie di misure, che 

 dovrebbe durare per diversi anni. 



o 



Il pireliometro Angstrom, oltre che essere fondato sopra un saldo prin- 

 cipio scientifico, offre molti vantaggi sugli altri apparecchi attinometrici e 



o 



pireliometrici proposti precedentemente da altri scienziati e dallo stesso Ang- 

 strom; e vedo con soddisfazione che di questo parere è anche una distinta 

 persona, che contribuì non poco al progresso degli studi della radiazione so- 

 lare, il Violle, il quale con saggio criterio, degno della sua alta intelligenza, 

 riconosce che il pireliometro Angstrom è preferibile al suo attinometro ('). 



Il pireliometro Angstrom, come dice bene il Violle, non richiede corre- 

 zioni per perdite di calore dovute alla radiazione, alla convezione ed alla 

 conduttività. Per prontezza, l'apparecchio supera tutti gli altri; bastano dieci 

 secondi perchè le striscie pireliometriche raggiungano la temperatura stazio- 

 naria. Un altro vantaggio pratico, che non può sfuggire a chi ha fatto misure 



o 



di radiazione solare, si è che l'apparecchio Angstrom dispensa dall'uso di un 

 delicato misuratore degli intervalli di tempo ; ed è questa, credo, la ragione 

 principale per cui questo pireliometro può essere usato anche da chi sia stato 

 soltanto istruito a fare con cura le osservazioni meteorologiche correnti, o da 

 un meccanico intelligente, che sia vissuto per qualche anno in un Istituto 

 di Fisica. 



Non bisogna però credere che il pireliometro a compensazione elettrica 

 sia uno strumento da potersi trattare con poca cura ; tutt' altro, le parti che 

 lo compongono (pireliometro propriamente detto, galvanometro, amperimetro 

 di precisione, termometro ecc.) sono delicate e vogliono essere tenute e 

 trattate con cura. Il vento, dirò anzi, i movimenti sentiti dell'aria, influiscono 

 sull'apparecchio ( 2 ) e non si riesce a compensare stabilmente il pireliometro, 

 se non si opera in luogo dove l'aria sia quieta. Sta all'avvedutezza di chi 

 lo deve adoperare, di disporre le cose in modo che tutto proceda convene- 

 volmente. Perciò, se è possibile confidare la manualità di alcune osserva- 

 zioni a persone, che non appartengono al personale di concetto di un Isti- 

 tuto scientifico, bisogna che chi si assume la responsabilità dei risultati, 



1899 (pag. 59); réunion de Southport, 1903 (pag. 83). Paris, Gauthier-Villars, 1900 e 1904. 

 Bericht des internationalen Meteorologischen Komitees. Versammlungen zu Paris, 1900 

 und zu Southport, 1903, S. 67. Berlin, A. Asher et C, 1905. — Congrès International de 

 météorologie; Paris, 1900 (pag. 29). Paris, Gauthier-Villars, 1901. 



( J ) Bapport, etc, réunion de Southport, 1903, pag. 83. — Bericht des intern. Met. 

 Kom., etc. S. 67. 



(*) Non si creda che gli altri attinometri o pireliometri vadano esenti da questo 

 inconveniente ; lo stesso attinometro Violle, che ha il termometro pireliometrico protetto 

 più di ogni altro istrumento, va soggetto a repentine variazioni nelle indicazioni, se non 

 è riparato convenientemente dal vento. 



