— 342 — 



esamini di sovente ed attentamente il complesso degli istrumenti che vanno 

 uniti al pireliometro, curi la collocazione di essi ed in ispecie si accerti che 

 quando il pireliometro viene esposto, non sia sottoposto a correnti d"aria. 



Talvolta avviene che riesce difficile la compensazione esatta mediante 

 la corrente elettrica, così da ridurre a zero il galvanometro, che si mostra 

 perturbato da continue e rapide variazioni, senza che si possa attribuire la 

 causa di questo fatto a correnti d'aria. In tali casi, chi ha la pazienza di 

 indagare con cura ed attenzione lo stato del cielo, finisce coli' accorgersi che 

 in quella parte di atmosfera attraversata dai raggi solari che finiscono al 

 pireliometro, vagano dei tenuissimi veli di vapore acqueo, che assorbendo con 

 irregolarità i raggi solari, fanno variare incessantemente la temperatura della 

 striscia esposta al sole. Questo fatto dimostra che il pireliometro Angstrom 

 è anche dotato di una grande sensibilità ( 1 ). 



Un inconveniente che ho verificato in tre anni di continuo uso del pi- 

 reliometro a compensazione elettrica e che mi sono fatto premura di segna- 



o 



lare subito all'Angstrom stesso, è il seguente: col tempo le laminette di 

 rame della doppia coppia termoelettrica si allontanano dalle striscie pirelio- 

 metriche in modo da lasciare incerti nelle indicazioni. A questo inconveniente 

 che mostrarono i primi pireliometri, oggi si rimedia con una disposizione più 

 accurata delle striscie pireliometriche e delle laminette di rame. 



Per quanto la costruzione degli amperimetri di precisione sia ora giunta 

 a tale grado di perfezione da non lasciare dubbi sulle loro indicazioni, pure 

 sarà sempre prudente un accurato esame dell'amperimetro che va unito al 

 pireliometro, poiché un errore di 0,001 di Amp. può arrecare un errore di 

 circa 0,005 di caloria-grammo nel risultato delle misure ( 2 ). 



Gli amperimetri dei quali feci uso in questi ultimi tre anni nelle mi- 

 sure pireliometriche, sono stati confrontati con un amperimetro di preci- 

 sione costruito dalla Casa Hartmann & Braun di Francoforte sul Meno, 

 del tipo Wa, che è controsegnato dai N. 131913/1293. La Casa stessa si 

 assunse l'esame accurato dell'apparecchio, verificando le indicazioni dell'am- 



(') Si sottintende che l'operatore deve essere sicuro e deve sempre accertarsi che la 

 coppia elettrica o le coppie elettriche delle quali fa uso, non vadano soggette a variazioni 

 di forza elettromotrice, poiché se ciò fosse, non riuscirebbe possibile in nessun caso di 

 mantenere a zero il galvanometro per un certo tempo, od almeno per quel che necessita 

 per fare con accuratezza la lettura deiramperimetro. Come pure resta inteso che durante 

 l'operazione si deve procurare incessantemente che il tubo del pireliometro sia esattamente 

 rivolto verso il sole. 



( 2 ) Veggasi a questo riguardo: C. F. Marvin, The measurement of Sunshine and 

 the preliminari/ examination of Angstrom 1 s Pyrheliometer (Moni Weather Review; 

 volume XXIX ; october 1901, pag. 454). — Harvey N. Davis, Observatìons of Solar radia- 

 tion with the Angstrom pyrheliometer at Providence. R. I. (Id. voi. XXXI ; june 1903, 

 pag. 275. — H. H. Kimball, Observation of Solar radiation with the Angstrom pyrhe- 

 liometer at Asheville and Black Moutain. N. C. (Id. july 1903, pag. 320). 



