— 343 — 



perimetro (tenuto orizzontale e disposto così, che la freccia indicatrice incisa 

 sullo strumento fosse diretta verso nord) mediante un potenziometro della 

 stessa Casa, che era stato verificato esatto dall'imperiale Istituto Fisico- 

 tecnico di Charlottemburg 



La scala dell'amperimetro è segnata da 0 a 100, e mediante un com- 

 mutatore si può ottenere che ogni divisione corrisponda od a 0,005 Amp. 

 oppure a 0,01 Amp. Nel primo caso la resistenza interna dell'apparecchio è 

 di 0,254 Ohm, nel secondo caso di 0,160 Ohm., Durante i confronti, la tem- 

 peratura dell'aria ambiente era di 21° C. ed i coefficienti di temperatura 

 trovati (0,000022 nel primo caso e 0,000088 nel secondo, per amp. e per 

 grado) sono tali da esonerare di tenere conto delle correzioni dovute alla 

 temperatura, quando si pensi che coi pireliometri dell'Angstrom ben difficil- 

 mente la corrente elettrica necessaria arriva a 0,45 Amp. e che non si può 

 richiedere una precisione maggiore di 0,001 Amp. 



Le indicazioni notate nel seguente quadro, che sono i risultati dei con- 

 fronti, si intendono riferite ad una collocazione esatta dell' indice sullo zero 

 della scala, quando per l'amperimetro non passi la corrente elettrica. 



Posizione dell'indice 



Intensità della corrente che passa per lo strumento 



Valore medio 



sulla scala 



da 0 a 0,5 Amp. 



da 0 ad 1 Amp. 



dell' intensità della corrente 









0,005 oppure 0,01 X 



10 



0,005 X 9,946 Amp. 



0,01 X 9,937 Amp. 



9,942 Amp. 



20 



19,996 



19,993 



19,995 



30 



30,016 



30,006 



30,011 



40 



40,014 



39,999 



40,007 



50 



50,018 



50,007 



50,013 



60 



59,980 



59,973 



59,997 



70 



69 ; 952 



69,942 



69,947 



80 



80,006 



80,016 



80,011 



90 



89,994 



89,973 



89,984 



100 



99,996 



99,990 



99,993 



Valendomi di questo amperimetro ho trovato, mediante quattro confronti, 

 fatti tauto per la scala da 0 a 0,5 Amp. che per la scala da 0 ad 1 Amp. 

 i seguenti valori in Amp. corrispondenti alla graduazione dell'amperimetro 

 N. 150947/1582 della stessa Casa Hartmann & Braun, costruito come il pre- 

 cedente. La temperatura dell'ambiente durante i confronti è stata di circa 14° 

 ed i confronti vennero eseguiti il 30 ed il 31 marzo 1904. 



(») Pliysikalische Zeitschrift ; I Jahrgang (1899-1900). S. 167-168. 



