— 344 — 



L' indice, mentre non passava corrente per l'apparecchio, era stato pre- 

 ventivamente ridotto a 0; e tale si mantenne durante i due giorni suddetti. 



Posizione dell'indice 

 sulla scala 



Valore ìd 



AmpèreB 



da 0 a 0,5 Amp. 



da 0 ad 1 Amp. 



10 



0,04887 



0,09988 



20 



0,09996 



0,20003 



30 



0,15000 



0,30006 



40 



0,20000 



0,40006 



50 



0,25004 



0,50007 



60 



0,30002 



0,60000 



70 



0 ; 35000 



0,70000 



80 



0,40000 



0,80004 



90 



0,45000 



0,90003 



100 



0,50000 



1,00004 



Dal 4 al 6 aprile 1903 (essendo 15° gradi circa la temperatura dell'am- 

 biente) si fecero confronti fra l'amperimetro Hartmann et Braun 131913/1293 

 e il Milli- Volt-Amperimetro della Casa Siemens et Halske N° 66235, con 

 applicatavi la derivazione y 9 Ohm N° 14895, per modo che ogni divisione 

 della graduazione corrispondesse a 0,01 Amp. In questo Amperimetro l'in- 

 dice (mentre non passava la corrente nell' istrumento) segnava -j- 0*3 di di- 

 visione, e di questo spostamento si è sempre tenuto conto nelle letture della 

 scala ; o per meglio dire, i risultati dei confronti valgono solo nel caso che 

 si siano corrette le indicazioni dell'amperimetro dallo spostamento dello zero, 

 indicato dall' indice. Durante i confronti lo spostamento dell' indice si man- 

 tenne costantemente -f - 0>3. I confronti sono stati cinque, e si limitarono 

 nell' intervallo da 0 a 0,5 Amp., non dovendo l'apparecchio servire che pel- 

 le misure pireliometriche. Credo affatto inutile fare parola del come sono 

 costruiti e montati i Milli-Volt-Amperimetri Siemens & Halske, poiché sono 

 usati generalmente negli Istituti scientifici e negli Istituti industriali. 



Finiti i confronti col precedente apparecchio, nei giorni 6 e 7 aprile 1903, 

 sempre essendo 15° circa la temperatura dell'ambiente, ho esaminato il Milli- 

 Volt-Amperimetro Siemens & Halske N° 66234 colla derivazione Vs Ohm 

 N° 14894. In questo apparecchio l' indice, mentre non passava la corrente 

 segnava — 0,2 di divisione, e lo spostamento (del quale si tenne sempre 

 calcolo) non subì variazioni durante i confronti. 



Nei giorni 1 e 2 aprile 1904 ho esaminato un terzo Milli-Volt- Amperi- 

 metro Siemens & Halske N° 53352 con derivazione l / 9 ' Ohm N° 12320. 

 Questo istrumento si trova a Modena fino dai primi mesi del 1901 e non 

 ebbe mai spostamento d' indice, nè lo ha, quantunque a più riprese sia stato 



