— 617 — 



Il compressore che ho adoperato è mosso da un motore da 7 cavalli e 

 permette di arrivare a 200 atmosfere. L'aria compressa, dopo essere stata 

 liberata dall'anidride carbonica e dall'acqua, passa in un tubo di rame che 

 la distribuisce nel recipiente di compressione e nel densimetro. 



Andamento delle esperienze. — La formula che deve servire per il cal- 

 colo della costante dielettrica si stabilisce molto facilmente. 



Sia C 0 la capacità del condensatore sperimentale e l 0 la posizione cor- 

 rispondente all'equilibrio della lastra mobile del condensatore di confronto. 

 Immaginiamo che per una causa qualunque la capacità del condensatore spe- 

 rimentale subisca una variazione, talché essa divenga Ci : sia li la posizione 

 corrispondente della lastra mobile del condensatore di confronto. Se suppo- 

 niamo che le variazioni di capacità C siano proporzionali alle variazioni di 

 lunghezza /, allora la capacità corrispondente a qualunque lettura l del con- 

 densatore di confronto sarà 



0 = 00 + 7"-^ (l - h) 



Se C 0 rappresenta la capacità del condensatore sperimentale quando il 

 suo dielettrico ha una costante K 0 , e C quella dello stesso condensatore 

 quando la costante è K, allora 



È. = ài. _ i _|_ e. — Co i — u 



K 0 C 0 C 0 li — 1 0 ■ 



Dunque per fare la misura della costante dielettrica col metodo da me 



Q Q 



adottato, occorre prima determinare il valore del rapporto p- per 



Co (fi — lo) 



valori Cj e C 0 comprendenti l' intervallo in cui si svolgono le misure, poi ac- 

 certarsi della proporzionalità già ammessa fra le variazioni di capacità e gli 

 spostamenti della lastra mobile del condensatore di confronto. 



Per fare la determinazione suddetta ho sostituito il condensatore speri- 

 mentale con un condensatore ausiliario di capacità calcolabile costituito da 

 due lastre di vetro ben piane argentate sulle due facce. Una di esse e fissa 

 orizzontalmente, l'altra è mantenuta parallela alla precedente ed è sospesa ad 

 una vite micrometrica che permette di darle spostamenti verticali. Si allon- 

 tana la lastra mobile da quella fissa di una certa distanza d 0 e si determina 

 la corrispondente posizione di equilibrio l 0 del condensatore di confronto. 

 Poi si varia la distanza delle lastre del condensatore per mezzo della 

 vite micrometrica : sia di la nuova distanza e sia ^ la corrispondente posi- 

 zione di equilibrio del condensatore di confronto. 



Il valore del rapporto — l — — - si calcola con la formula 



C 0 



Ci — C 0 = do — d i L O.Ud 0 \ 

 Co di \ a y 



Kendiconti. 1905, Voi. XIV, 1° Sem. 77 



