— 625 — 



vano sempre nel rapporto di uno a cento. La r 3 era data da un' altra cassetta, 

 nella quale la resistenza poteva farsi variare per decimi di ohm, e da un 

 reocordo con due fili di rame molto vicini e contatto scorrevole a mercurio ; 

 la r 4 era infine la resistenza del circuito di cui si doveva misurare l'in- 

 duttanza. 



Agli estremi della r 2 era derivato un ottimo condensatore con dielet- 

 trico di mica, a capacità variabile da 0,001 ad 1 microfarad. La misura 

 di L si otteneva realizzando prima l'equilibrio nel galvanometro a regime 

 permanente regolando la resistenza r 3 , e poi l'equilibrio a regime variabile 

 mutando solamente la capacità. Il valore di L viene allora espresso, come è 

 noto, dalla relazione : 



L = C r 2 r 4 — C r x r 3 



dove C denota la capacità necessaria per avere nel ponte 1' equilibrio completo. 



I coefficienti d'autoinduzione dame misurati furono compresi tra 310 6 

 e 5-10 2 cm. Per i più grandi ho potuto impiegare un galvanometro a telaio 

 mobile Hartmann e Braun, con resistenza interna di 30 ohm ed una durata 

 di oscillazione di 8". Sopra una scala, a 168 cm. di distanza, si aveva una 

 deviazione di un millimetro per il passaggio attraverso al galvanometro della 

 quantità di elettricità 2-10 -8 coulomb. Il vero ponte era costituito da questo 

 galvanometro unitamente ad una resistenza di 100 ohm, la quale, pur facendo 

 perdere in sensibilità, serviva a diminuire lo smorzamento eccessivo. La per- 

 fetta stabilità di questo apparecchio permetteva di apprezzare nettamente 

 una deviazione di qualche decimo di divisione. La corrente era fornita da 

 due accumulatori. 



L' errore nella misura di L si poteva ritenere dipendente soltanto dal- 

 l' incertezza inerente alla determinazione di C, essendo tutti gli altri errori 

 possibili certamente compresi nei limiti di tale incertezza, come facilmente 

 si riconosce, pensando che le deviazioni al galvanometro (a regime variabile) 

 si mantenevano inapprezzabili anche quando la C si faceva variare di un 

 ventesimo del suo valore totale. 



Per ottenere in tale determinazione una grande esattezza si notavano, 

 per valori sempre crescenti della capacità, le deviazioni galvanometriche 

 corrispondenti, le quali dapprima decrescevano, in seguito diventavano inap- 

 prezzabili e poi tornavano a manifestarsi crescenti ma invertite di senso. 

 La curva delle deviazioni successive in funzione delle capacità non era sim- 

 metrica rispetto all' asse di queste, pure dentro limiti ristretti si poteva con- 

 siderare come tale e dedurre, interpolando fra deviazioni molto piccole, il 

 valore C corrispondente all' equilibrio con un errore che 1' esperienza dimostrò 

 non superiore all' 1 °/o • 



Riporto, come esempio, una di tali misure presa a caso dal mio qua- 

 derno (sistema industriale). 



Eendiconti. 1905, Voi. XIV, 1° Sem. 78 



