— 626 — 







r 3 



C 



L 



25 



2500 



47,12 



0,345'10-" 



0,406'10- s 



15 



1500 



47,20 



0,570 » 



0,404 » 



12 



1200 



47,25 



0,720 » 



0,407 » 



25 



2500 



47,13 



0,343 » 



0,404 » 



Essa mostra che le divergenze si mantengono dentro il limite detto, anche 

 quando vengono mutate le condizioni in cui è fatta la misura. 



La disposizione sopraindicata non si prestava a determinazioni di coeffi- 

 cienti inferiori a 2 X IO 4 cm. Per poterle realizzare, a quello di Hartmann 

 e Braun fu sostituito un galvanometro di Du Bois e Rubens con equipaggio 

 leggerissimo, protetto da corazze di ferro dolce, e con una resistenza interna 

 di dieci ohm. Sopra una scala distante 168 cm. si aveva la deviazione di 1 mm. 

 per il passaggio della quantità d'elettricità 1-ÌO" 9 coulomb, quando la sua du- 

 rata d' oscillazione era, come fu sempre, di 5". Una maggiore astatizzazione 

 riusciva dannosa per la facilità con cui allora si smorzavano le oscillazioni. 

 Ai due accumulatori fu sostituita una semplice pila Grenet. 



In queste condizioni la sensibilità del metodo era quasi 200 volte mag- 

 giore che nelle precedenti ('). 



Dovetti perciò molto preoccuparmi dell' induttanza propria della combi- 

 nazione e cercai di renderla quanto più piccola era possibile, disponendo i 

 quattro vertici del quadrilatero vicinissimi fra loro, e ciascun lato in modo 

 che, ad ogni suo elemento ne corrispondesse un altro (dello stesso lato) ad 

 esso parallelo e molto prossimo, percorso in senso inverso dalla corrente. 



Ciò non ostante una piccola induttanza residua rimaneva sempre. Cer- 

 cai determinarla con l' esperienza, riunendo insieme gli estremi del cordon- 

 cino (di lunghezza notevole) al quale solevo attaccare l' induttanza da misu- 

 rare e procedendo come di solito. Come media di molte prove risultò una 

 induttanza residua di 250 cm. circa. 



A causa del piccolo ma continuo moto dell' equipaggio del galvanometro, 

 dovuto ai tremiti incessanti in questo laboratorio per la sua ubicazione, non 

 si poteva garentire nelle letture delle deviazioni un' approssimazione supe- 



( l ) Scaricando la stessa quantità di elettricità nei due galvanometri, osservati nelle 

 medesime condizioni, si aveva nel galvanometro di Du Bois e Kubens una deviazione 

 20 volte maggiore che in quello di Hartmann e Braun. Questo rapporto diventava uguale 

 a 15 se invece i due galvanometri venivano shuntati in condizioni simili a quelle delle 

 esperienze. In queste però il rapporto delle due sensibilità diventava quasi 200 per la 

 mutata resistenza del ponte. 



