— 216 — 
zero micrometrico si trovi nelle vicinanze della parte centrale fra i due 
tratti, o nelle vicinanze di un tratto. Che se si prende in considerazione 
anche l'errore di divisione, ancor meglio si vedrà in questo caso l’opportu- 
nità di attenersi il più possibile alla media delle letture ai due tratti. 
i Parrebbe dunque di dover concludere in generale, quando si tratti di 
| run attuale, nei seguenti consigli pratici, lasciando a ciascun osservatore 
i il criterio di applicarli ai singoli casi secondo la loro adattabilità, con ri- 
il guardo alla grandezza degli altri errori d'osservazione e, in ispecie, di quello 
di puntata col cannocchiale collegato al cerchio: 
Quando lo zero micrometrico trovasi sopra un tratto divisorio del 
pid cerchio, o vicinissimo ad esso, sarà opportuno di fare due puntate sullo 
il stesso tratto e fare la media di queste due puntate, qualunque possa essere 
il l'errore di run attuale. 
| Quando lo zero micrometrico è ad equale 0 quasi eguale distanza dai 
| due tratti divisorii, sarà opportuno di puntare ai due tratti e fare senza 
"i altro la media delle due puntate, qualunque sia l'errore di run attuale. 
| i Quando lo zero micrometrico è un po’ distante dai tratti divisorii, 
| e quando le differenze l, — ls risultino inferiori agli errori di puntata, 
sarà opportuno di puntare ai due tratti e fare la media delle due puntate. 
iù Quando lo zero micrometrico è un po' distante dai tratti divisorii, 
| e quando non sia stato assolutamente possibile di aggiustare il microscopio 
micrometrico in modo da avere differenze li, — la di ordine inferiore od 
almeno eguale all’errore di lettura, così che si possa attribuire al run 
I | una forte differenza l, — la, sarà opportuno di applicare la correzione del 
run alla media delle letture ai due tratti. 
ÙI Quando si ha motivo per credere che una forte differenza l, — la 
| debba attribuirsi ad errore di divisione del cerchio, sarà opportuno di 
fare la media delle puntate ai due tratti divisorit. 
Fisica. — La scrittura delle vibrazioni acustiche per mezzo 
dell’elettrometro bifilare del Wulf. Nota del dott. GrusePpE Giam- 
| FRANCESCHI, presentata dal Socio P. BLASERNA ('). 
| L'uso dell’elettrometro bifilare come oscillografo fu suggerito dallo stesso 
| Wulf (*), il quale dimostrò anche come l'istrumento corrispondeva alle eon- 
tri dizioni che, secondo il Blondel, si richiedono perchè un oscillografo tracci 
o esattamente le oscillazioni rapide (*). Lo stesso autore accenna anche alla 
(1) Pervenuta all'Accademia il 26 luglio 1913. 
| (3) T. Wulf, Nouvel électromètre pour charges statiques, Annales de la Société 
TI scientifique de Bruxelles, tom. XXXI, 2 partie. 
Ù, (9) T. Wulf, L'électromètre bifilaire et ses applications. Relation è la Société 
a | scientifique de Bruxelles (Louvain, Imprimerie F. e R. Centerik), 1910, pp. 74 e segg. 
