— 217 — 
applicazione che se ne può fare per serivere le vibrazioni sonore, prodotte 
avanti ad un microfono; ma questo problema non era stato finora, per quanto 
lo sappia, nè studiato nè applicato. 
Il metodo. — Il metodo consiste sostanzialmente in questo: la corrente 
di un microfono si fa passare nel primario di un forte rocchetto di Ruhmkorff 
senza interruttore; le variazioni di resistenza del microfono si trasformano 
così în variazioni di potenziale ai morsetti del secondario. Queste variazioni 
sì possono studiare e scrivere mediante 1’ elettrometro bifilare, collegando 
questo con uno dei poli del rocchetto, mentre l’altro polo è collegato con 
la terra. 
L'oscillografo. — L'elettrometro del Wulf consta, come è noto, di due 
fili sottilissimi, connessi insieme alle due estremità, e nella parte superiore 
applicati ad uno stilo metallico isolato e tisso nella cassa metallica che 
racchiude i fili, e inferiormente tesi con un peso o con un filo elastico di 
quarzo fisso nella base della cassa metallica. Quando si comunica una carica 
al conduttore superiore, i due fili si allontanano fra loro e prendono un aspetto 
fusiforme. L'allontanamento dei fili è, entro un campo che va dai 20 volta 
fino ai 300 0 ai 400 volta, sensibilmente proporzionale al potenziale. 
L'apparecchio porta due conduttori laterali posti in vicinanza dei fili 
in modo tale che comunicando ai conduttori una determinata carica, i fili 
Stessi risultano caricati per induzione. Questo permette di ottenere devia- 
zioni di senso opposto quando si comunicano ai fili cariche di segno opposto: 
e quindi un potenziale alternato produrrà nei fili movimenti oscillatorii in- 
torno alla posizione di equilibrio. I due fili, qnando sono esattamente disposti, 
sì muovono sempre simmetricamente intorno all'asse mediano del loro fuso 
in modo che ìl movimento di uno è l’immagine speculare di quello del- 
l'altro. 
Lo spostamento dei fili viene osservato per mezzo di un microscopio 
diretto verso la parte centrale del fuso dei due fili. Questi appariscono nel 
campo del microscopio come due tratti rettilinei paralleli verticali. Per la 
scrittura deì movimenti il microscopio funziona da apparecchio di proiezione. 
Il campo luminoso circolare che ne risulta, viene limitato ad una sottile 
fessura luminosa orizzontale, nella quale i due tili sono ridotti a due punti 
oscuri, che sulla fessura stessa si muovono con oscillazioni longitudinali. 
Allora, facendo scorrere verticalmente dinnanzi a questa fessura una lastra 
o un foglio sensibile, si può scrivere il moto ondulatorio risultante. 
| Studi preliminari. — Importava di conoscere separatamente il modo 
di funzionare dell'oscillografo che adoperavo, del microfono, del rocchetto, 
e infine il funzionamento complessivo. 
Per l'oscillografo cominciai dalla scrittura delle curve della corrente 
alternata della città, collegando direttamente con l'elettrometro uno dei fili 
di corrente. Le curve che ottenni furono sottoposte ad analisi. Mi servivo, 
