— 218 — 
per questo, dell'analizzatore armonico della casa « Coradi » di Zurigo, che 
possiede questo ufficio del corista, e che può dare i primi sei coefficienti 
della serie di Fourier. Le curve della corrente alternata a 50 volta diedero 
all'analisi risultati pienamente concordanti con quelli che si conoscevano per 
altra via; ma le curve della corrente a 100. volta accusano l’esistenza di 
un secondo armonico che nella corrente non poteva esistere. Fra le cause 
che si. potevano assegnare alla presenza di questo armonico, una era la non 
buona ortogonalità delle due direzioni: quella del moto oscillatorio del punto 
considerato dei fili dell'elettrometro, e quella del moto traslatorio della lastra 
fotografica. Il quesito mi porse occasione di studiare l influenza di questo 
errore; il risultato a cui giunsi, e che fu pubblicato in una Nota presentata 
a questa R Accademia dei Lincei ('), fa questo: che se le due direzioni y 
del moto oscillatorio ed # di quello traslatorio non sono perfettamente ad 
angolo retto ma ammettono un errore @, e precisamente formano un angolo 
eguale a 90°-a, allora un moto sinusoidale semplice, la cui curva sarebbe 
del tipo 
Yyi==" Seng, 
si trasforma nell'altro del tipo 
(04 
YiriiSh £ gen LA 480 
Nel caso presente, l'ampiezza del secondo armonico era troppo grande 
per potersi attribuire ad errore di ortogonalità. 
Un'altra causa probabile era la tensione dei fili. Nell’elettrometro che 
adoperavo, i fili sono tenuti distesi da un filo di quarzo fissato ad arco nella 
base dello strumento. È dunque una tensione elastica: e perciò, all'allonta- 
narsì dei fili fra loro per effetto di una carica, la tensione cresce. La varia- 
zione periodica della tensione all'estremità di una corda elastica, come è 
noto, introduce appunto un secondo armonico nella vibrazione principale. 
E che tale fosse appunto il fenomeno del caso presente potè esser dimostrato 
dal fatto che, facendo variare la tensione, come l'apparecchio permette, si 
poteva accrescere 0 diminuire ad arbitrio l'intensità del secondo armonico. 
Nelle curve della corrente a 50 volta l'ampiezza della oscillazione dei fili 
era abbastanza piccola, e perciò non si rendeva sensibile la variazione di 
tensione. 
La scrittura di queste curve di corrente mostrò dunque che non con- 
veniva tender troppo i fili, nè adoperare l’elettrometro per oscillazioni molto 
ampie. 
Per ciò che riguardava l'uso del microfono, mi sembrò sufficiente la 
prova, che si poteva fare, della fedeltà e della purezza dei suoni. Mi parve 
(!) Z’errore di ortogonalità nella scrittura di moti :pevivdici, Rend. d. Acc. dei 
Lincei, vol. XXII, serie 5%, pag. 24. 
