— 219 — 
molto soddisfacente il microfono Angelini che possiede appunto queste qua- 
lità e, di più, anche una forte sensibilità. 
L'influenza del trasformatore lasciava dubbî sulla conservazione dei 
rapporti delle ampiezze per vibrazioni di frequenze varie. Per studiare spe- 
vimentalmente l'influenza della frequenza, ho proceduto così. Ho seritto dap- 
prima le vibrazioni dovute a due canne d'organo di diversa altezza, alimen- 
tate da una corrente d’aria di intensità costante ed eguale nei due casì. 
Ma le dimensioni molto diverse delle due canne rendono troppo difficile di 
mantenere l'eguaglianza della pressione. 
Son ricorso perciò all'uso di due coristi, l'uno di 72 v. s., l'altro di 
360 v. s. Facevo vibrare un corista avanti al microfono, e sullo stesso foglio 
fotografico in cui facevo scrivere le vibrazioni dell'elettrometro, facevo anche 
cadere quelle di un filo metallico connesso con uno dei rebbi del corista. 
Il rapporto fra l'ampiezza di queste vibrazioni che mi misuravano l’inten- 
sità del suono prodotto, e quella delle vibrazioni dell’ oscillografo, mi rap- 
presentava un « coefficiente di trasformazione ». Si richiede che questo coeffi- 
ciente resti costante. Ebbene: adoperando successivamente i due coristi, di 
cui il secondo dava il quinto armonico dell'altro, ponendoli esattamente alla 
stessa distanza dal microfono e adoperando lo stesso filo metallico, ho otte- 
nuto la piena eguaglianza dei due cofficienti per quanto lo permetteva la 
esattezza delle misure, cioè fino ai decimi di millimetro per vibrazioni che 
andavano dai due agli otto millimetri. E, precisamente, le vibrazioni dei fili 
dell’elettrometro risultarono, nelle esperienze, esattemente il doppio di quelle 
del rebbo del corista. 
Finalmente, per l’uso complessivo del microfono, del rocchetto e dello 
oscillegrafo, ricorsi allo studio della riproduziono di suoni semplici. Facevo 
vibrare un corista dinnanzi al microfono. La corrente. del microfono passava 
per il primario del rocchetto. Un polo del secondario a terra, l'altro all'elet- 
trometro. Le curve ottenute sono esattamente delle sinusoidi semplici entro 
ì limiti stessi nei quali sono semplici i suoni del corista, e nei quali è pos- 
sibile l’analisi, cioè trascurando armonici la cui ampiezza sia inferiore ad un 
centesimo dell’ampiezza del suono fondamentale. In qualche punto le curve 
presentano delle rapide deformazioni che durano per qualche vibrazione, e 
riprendono poi l'andamento regolare. Queste sono evidentemente dovute ad 
un assettamento dei granuli del microfono. In ogni modo, si distinguono subito 
le vibrazioni deformate per il movimento dei granuli, e le vibrazioni che 
seguono riprendono esattamente tutte le caratteristiche delle precedenti. 
Adoperai coristi di varie altezze, e in nessun caso ho riscontrato l' in- 
troduzione di alcun armonico. Ciò vuol dire che nel campo sperimentato non 
si fanno sentire vibrazioni estranee. Del resto, il Wulf ha dimostrato che col 
suo elettrometro si può andare anche al di là di 1000 vibrazioni complete 
al secondo, senza che le vibrazioni proprie dei fili si facciano sentire. 
