Dro 
Per le determinazioni elettrolitiche di stagno, le quali, come è noto, 
vanno eseguite a 60°-65° C., ho sempre fatto uso di un apparecchio da me 
ideato, che, senza essere così delicato come il maggior numero di quelli ado- 
perati a questo fine, è, per la sua semplicità, meno costoso, e si presta anche 
bene alle determinazioni elettrolitiche, in genere, che debbano eseguirsi a 
caldo e con elettrodi rotanti (*). 
L'asta del sostegno, la quale è in parte di vetro, in parte di ottone, porta 
un anello che sostiene il voltametro, e due bracci che reggono gli elettrodi. 
In uno di tali bracci è montato un sistema di piccole puleggie che per- 
mettono di dare, ad uno qualsiasi degli elettrodi, un movimento rotativo più 0 
meno rapido, trasmesso da un apposito motore fissato alla base del sostegno. 
Alla estremità superiore di questo è poi adattato un braccio, più sot- 
tile, smontabile, a cui va sospeso il termometro, nel caso di elettrolisi fatte 
a caldo. 
Per evitare eventuali dispersioni di liquido, durante la rotazione del- 
l'elettrodo, il voltametro è coperto da un vetro d'orologio che si può solida- 
mente fissare con viti, ed attraverso al quale passano gli elettrodi ed il 
termometro. 
Il vetro d'orologio è tagliato a mezzo, e le due metà sono raccordate con 
un po’ di carta gommata. 
Per le determinazioni di stagno l'anodo (rotante) è costituito da un 
filo di platino della lunghezza di 35 cm. e della sezione di 1 mm., avvolto 
a spirale, mentre il catodo è in rete di rame (200 maglie per cmq.), alta 
em. 6,5 e lunga cm. 16, piegata in forma di cilindro. Esso è sostenuto da 
un robusto filo, pure di rame, di cui la parte compresa fra l'orlo superiore 
della rete ed il braccio del sostegno è protetta dalle evaporazioni acide del- 
l’elettrolito, mediante un sottile cannello di vetro. 
Con una corrente della intensità di 2 amp. e della tensione di 8, 4- 
3,6 volts, la separazione dello stagno è completa in circa 2 ore; mentre, 
con una corrente di 7 amp. e di 5,5-5,6 volts, lo stagno può venire sepa- 
rato in poco più di mezz'ora (*). 
I depositi riescono bene aderenti e di ottimo aspetto (*). 
(') L'apparecchio che descrivo, e che ho adoperato nelle ie esperienze, è stato 
costruito «lalla Ditta A. Carosi e figlio, via Panisperna, 78, Roma. 
(3) La temperatura più opportuna è, come si disse, quella di 60°65°, epperò, di 
tanto in tanto, conviene aggiungere all’elettrolito acqua calda, per mantenere il volume 
pressochè costante; per l'agitazione dell’elettrolito basta imprimere all’anodo una velocità 
di 500-600 giri al minuto. 
(3) Per pulire il catodo, lo si tiene immerso in acido cloridrico cone. fino a quando 
l’effervescenza è quasi cessata, per il che bastano pochi minuti. Con una breve immer- 
sione, quindi, in una miscela di acido solforico cone., acido nitrico conc., ed acqua 
(parti eguali),il catodo riacquista subito lo splendore metallico. Si lava successivamente 
con acqua e con alcool, e si dissecca in stufa a 80°. 
