—  247  — 
poi  si  apre  questo  tubo  e  si  espira  attraverso  di  esso.  La  respirazione  in 
questo  modo  è  perfettamente  naturale  e  in  nulla  ostacolata. 
Intanto  un'altra  persona  legge  il  galvanometro  e  vede  che,  ad  ogni  espira- 
zione, l'indice  sale  dapprima  di  l  o  2  cm.,  e  poi  solo  di  qualche  millimetro, 
fino  a  che,  dopo  circa  2  minuti,  l'indice  stesso  rimane  fisso  e  costante  o 
fa  spostamenti  di  1-1  7«  mw.  in  accordo  con  gli  atti  respiratorii.  Si  può 
(issare  così  con  grande  esattezza  il  punto  minimo,  a  cui  l'indice  del  galva- 
nometro arriva.  Per  tradurre  poi  questi  spostamenti  del  galvanometro  in  gradi 
centigradi,  è  necessario  graduare  l'apparecchio.  A  tal  fine  si  usa  un  termo- 
metro campione,  di  cui  la  scala  è  divisa  in  decimi  di  grado.  Si  toglie  la 
saldatura  dal  tubo  di  respirazione  e  si  pone  in  contatto  col  bulbo  del  termo- 
metro, mercè  un  anellino  di  gomma.  Si  introducono  poi  bulbo  e  saldatura  in 
una  provetta,  che  vien  posta  in  un  bagno  di  acqua,  e  si  riscalda  lentamente. 
Si  leggono  contemporaneamente  le  temperature  e  gli  spostamenti  del  galva- 
nometro, decimo  per  decimo,  e  si  può  costruire  così  una  curva,  che  serve  per 
trasformare  immediatamente  in  temperature  gli  spostamenti  osservati:  tale 
curva  basta  che  sia  estesa  all'intervallo  32°-36°. 
È  necessario  ripetere  la  graduazione  per  ogni  gruppo  di  esperimenti; 
ma  quando  l'apparecchio  è  ben  regolato  e  si  è  sicuri  che,  nell'intervallo  sud- 
detto, ad  un  millimetro  della  scala  galvanometrica  corrisponde  l/ì0  di  grado 
di  temperatura,  basta  controllare  ripetutamente  un  solo  punto  della  curva 
suddetta.  A  tale  scopo  si  tiene  da  presso  un  termostato  a  circa  33",  e  in 
questo  si  immerge  la  provetta  col  termometro  campione  e  la  saldatura. 
Quando  si  è  stabilito  l'equilibrio  termico,  si  leggono  termometro  e  galvano- 
metro  e  così  ci  si  assicura  che  la  graduazione  dell'apparecchio  termoelettrico 
non  si  è  spostata;  nel  caso  di  uno  spostamento,  si  correggono  i  valori  otte- 
nuti in  conformità.  In  questo  modo  si  ottengono  valori  molto  esatti  delle 
temperature  dell'aria  espirata;  e  l'errore  inerente  a  questo  metodo  sperimen- 
tale, secondo  una  serie  di  determinazioni  appositamente  fatte  da  uno  di  noi 
(Galeotti),  non  supera  un  decimo  di  grado. 
I. 
La  temperatura  dell'aria  espirata  in  condizioni  normali. 
Registriamo  anzitutto  un  certo  numero  di  dati,  riguardanti  la  tempera- 
tura dell'aria  espirata  in  condizioni  normali,  e  cioè  senza  forti  sensazioni  di 
caldo  o  di  freddo,  dopo  molte  ore  di  completo  riposo.  Queste  determinazioni 
si  facevano  in  genere  la  mattina,  prima  o  dopo  colazione.  La  temperatura 
della  stanza  era  sempre  intorno  ai  10°.  Il  numero  delle  respirazioni  circa  12 
al  minuto.  I  dati  suddetti  si  trovano  nella  seguente  tabella. 
