— 117 — 



Uno di questi veniva attaccato con un po' di cera di Spagna ad una 

 lastra di vetro, lasciando passare un filo di platino tra l'anello e la lastra. 

 Poi versavo dentro l'anello del mercurio ben purificato, finché la superficie 

 del mercurio era a livello del bordo dell'anello, spolveravo il mercurio con 

 un po' di calomelano e sovrapponevo al primo anello, un altro, previamente 

 riempito di gelatina contenente KG1 in concentrazione normale. Quindi so- 

 vrapponevo un secondo anello al terzo, pure riempito di gelatina contenente 



KC1 in concentrazione , spolveravo la superficie libera della gelatina 



con calomelano, ponevo il quarto anello vuoto sovra il terzo, e lo riempivo 

 con mercurio metallico. Un altro filo di platino immerso nel mercurio mi 

 serviva per condurre la corrente all'apparecchio di misurazione. 



Le pile a AgCl erano costruite più semplicemente. Sovra ciascuna di 

 due piccole lastre di argento puro (argento di coppella) fissavo, mediante cera 

 di Spagna, uno degli anelli di vetro sovra accennati, poi riempivo le vaschette 

 così formate con HG1 allungato, collegavo le lastre d'argento con il polo 

 positivo di una batteria e immergevo nel liquido un elettrodo di platino 

 congiunto col polo negativo. Così l'argento si ricopriva di uno strato uniforme 

 di AgCl. Dopo accurato lavaggio una di queste vaschette era riempita con 



gelatina contenente KC1 in concentrazione normale; l'altra con gelatina con- 



tenente KC1 in concentrazione ^qq- Appena avvenuta la consolidazione del 



colloide rovesciavo una vaschetta sull'altra, facendo combaciare perfettamente 

 le due superfici di gelatina. Con tali pile così costruite realizzavo dunque 

 le condizioni ricordate a pagg. 112 e 113 di aver cioè i due elettrodi in 

 forma di larghe superficie piane, disposte parallelamente, alla distanza di 1 cm. 



H 



tra loro, e di aver questo spazio riempito per metà di gelatina contenente KC1 j 



n 



e per metà pure di gelatina contenente KC1 . 



Le misurazioni delle F. E. M. furono fatte secondo il metodo Poggendorf- 

 Ostwald col ponte di Wheatstone, l'elettrometro capillare e una pila campione 

 Weston. 



Con questi apparecchi potevo determinare il doppio decimillesimo di 



Volt. 



La curva teorica è stata calcolata secondo la formula (6), considerando 

 per ambedue le serie un numero di termini tale, che la trascuranza di tutti 

 i termini successivi importasse nel computo delle P. E. M. un errore minore 

 di =fc 0,0005 Volt. Per raggiungere tal fine basta, tra t '== 15 .t = 70, conside- 

 rare tre termini, per t~^>S0 bastano due soli termini. Invece per i<15 è 

 necessario considerare un numero assai maggiore di termini. 



