— 560 — 



Nella figura, per maggior chiarezza, il tubo T si trova fra i palloni e perciò 

 i tubi verticali che sormontano le bolle sono ripiegati nel piano della figura 

 stessa, mentre è preferibile che essi siano ripiegati perpendicolarmente a 

 questo piano, oppure in piani convergenti dietro di esso, in modo che le bolle 

 suddette cadano non framezzo ma davanti ai palloni, o meglio ancora da- 

 vanti ma esternamente ad essi. In tal modo il tubo T coll'acido solforico 

 risulta più lungo e l'assorbimento del vapore è più facile e completo; inoltre 

 riesce più facile il collocare o togliere il tubo T senza toccare i palloni e 

 scaldare così l'aria in essi contenuta, e finalmente riesce più facile il collo- 

 care i due palloni in un bagno d'acqua o dentro una scatola per proteggerli 

 alquanto contro le cause che possono farne variare la temperatura. Se la 

 chiusura dei coni smerigliati è resa ermetica mediante il mercurio, è utile 

 che essi siano disposti col vertice in alto, perchè così si evita che questo 

 mercurio sudicio o impuro possa cadere nell' interno dei palloni. 



Per determinare con questo apparecchio la tensione del vapore acqueo 

 dell'aria lo si fa oscillare lentamente, dopo avere tolto il tubo T, attorno 

 all'asse che gli serve di sostegno, in modo che ciascun pallone alternativa- 

 mente si riempia completamente di mercurio e di ariu aspirata dall'esterno, 

 poi quando l'apparecchio è inclinato in modo che uno dei palloni sia intera- 

 mente pieno d'aria e l'altro di mercurio, si adatta il tubo T ai palloni pro- 

 curando di non toccarli nè scaldarli e di non comprimervi l'aria nell' effettuare 

 la chiusura, si osserva nel manometro la posizione del liquido, che dovrebbe 

 essere ad uguale altezza in entrambi i rami, e si raddrizza lentamente l'ap- 

 parecchio che poi si fa inclinare lentamente dal lato opposto; in tal modo 

 il mercurio recandosi nel pallone che si abbassa, ne scaccia tutta l'aria spin- 

 gendola attraverso il tubo T, ove essa striscia sull'acido solforico, nel pallone 

 che s' innalza e si vuota di mercurio. Se il tubo T è abbastanza lungo, 

 può forse bastare quest'unico passaggio dell'aria perchè essa ceda tutto il 

 suo vapore (ad eccezione di una piccola frazione costante rimasta coli' aria 

 nei tubi ed in cima ai palloni), converrà tuttavia assicurarsene raddrizzando 

 nuovamente l'apparecchio ed inclinandolo dal lato opposto tante volte quante 

 occorrono perchè il liquido nel manometro rimanga stazionario, o varii pochis- 

 simo regolarmente o irregolarmente per effetto della variazione regolare o 

 irregolare della temperatura ambiente. 



È necessario che il tubo T abbia dappertutto una sezione piuttosto 

 ampia o almeno non capillare, per evitare i fenomeni termici derivanti dalla 

 compressione e dilatazione dell'aria e dalla perdita di moto per attrito. 



Nell'apparecchio da me usato i palloni erano ciascuno di 200 cm 3 di 

 capacità, il tubo inferiore che li congiungeva era lungo nel tratto orizzontale 

 circa 30 cm. ed aveva il diametro interno di circa 8 mm., il tubo T invece 

 era lungo fra le bolle circa 15 cm. ed aveva il diametro interno di 7 mm. ; 

 la quantità d'acido solforico, 3 a 4 cm 3 , era tale che essa scorreva da una 



