— 563 — 



La tensione cercata del vapore sarà in definitiva 



— h' 

 IT 



) 



o con molta approssimazione 



x = K 



> /i . v i h'-h" \ 



che vale anche pel caso precedentemente considerato che sia h" = 0 . 



Quando occorre tener conto esatto delle variazioni di volume dell'aria, 

 causate dagli spostamenti del liquido nel manometro, bisogna dopo un abbas- 

 samento del livello aspettare che l'eccesso di liquido rimasto aderente alle 

 pareti coli tutto giù, ciò che per l'olio ed altri liquidi viscosi richiede pa- 

 recchi minuti, poiché altrimenti la sezione del tubo ne è diminuita ed il 

 volume vero dell'aria è minore di quello apparente; è bene anzi evitare 

 di dover osservare la pressione dopo un abbassamento del livello interno. 



Questo strumento può essere costruito anche con due palloni (o boccette) 

 comuni, chiusi da due buoni tappi uno con due, l'altro con tre fori; per 

 l'uno di questi si fanno penetrare fino in fondo dei palloni i lati di un tubo 

 non sottile piegato a doppia squadra, per l' altro foro penetrano nei tappi, 

 ma non nel pallone due corti tubi aperti ai quali si congiungono le estremità 

 del tubo T suddetto. Queste congiunzioni devono esser fatte preferibilmente 

 nel modo sopra indicato, con tubi smerigliati, ma possono altresì esser fatte 

 mediante corti tubi di gomma ; perchè sia facile il collocarli e toglierli questi 

 devono essere a parete spessa e piuttosto larghi dimodoché i tubi di vetro vi 

 penetrino molto facilmente, e la chiusura poi viene resa perfetta mediante 

 tubi conici di vetro o metallo esterni ai tubi di gomma i quali possono 

 esser serrati da essi. Per il terzo foro d'uno dei tappi passa il tubo capillare 

 che comunica col manometro. 



Questi palloni vengono riempiti per metà di mercurio, poi aspirando o 

 comprimendo l'aria in uno di essi si fa che il mercurio salga nel tubo di 

 comunicazione e lo riempia a modo di sifone. Questa forma d'apparecchio 

 quindi differisce dalla precedente solo perchè il passaggio del mercurio da un 

 pallone all'altro si fa per mezzo d'un sifone. 



Un' utile aggiunta ad entrambe queste forme di apparecchio si è quella 

 di un rubinetto a tre vie fra ciascun pallone ed il tubo T, poiché se dopo 

 eseguita una determinazione si chiude mediante i rubinetti la comunicazione 

 dei palloni col tubo T e si apre invece quella dei medesimi coli' atmosfera 

 si può, inclinando e raddrizzando nel modo solito l' apparecchio, scacciare 

 l'aria secca, sostituirla con aria esterna e ristabilendo le comunicazioni pri- 

 mitive col tubo T eseguire una nuova determinazione senza staccare il tubo 



