— 623 — 



pozzetto profondo, basta una piccola provetta o bacinella. Si potrebbe altresì 

 utilizzare questo secondo imbuto munendolo d'una bolla sottostante per ren- 

 dere l'apparecchio differenziale, in un imbuto andrebbe collocato il corpo di 

 volume ignoto, nell'altro imbuto affatto identico un corpo di volume noto 

 poco diverso. 



Volumenometri a peso. — Rudorff (Wied. Ann.) ha adottato nel suo 

 volumenometro un modo diretto molto esatto per misurare U, l'aumento di 

 volume che si fa subire all'aria, poiché egli produce quest'aumento lasciando 

 effluire dall'apparecchio una quantità conveniente di mercurio che viene pe- 

 sata. L'applicazione di questo processo però non è completa, perchè la di- 

 minuzione di pressione viene misurata mediante un manometro ad aria 

 libera a mercurio e gli spostamenti non piccoli del mercurio nei tubi non 

 capillari del manometro producono anch' essi una variazione di volume del- 

 l'aria che dev'essere osservata direttamente, come potrebbe farsi in qualsiasi 

 volumenometro e con precisione certo inferiore a quella ottenuta colla pesata 

 del mercurio effluito. 



Col volumenometro rappresentato nella figura, solo leggermente modi- 

 ficato, si può produrre l'intero aumento di volume dell'aria mediante efflusso 

 di mercurio che pesato ci darà questo aumento di volume con grandissima 

 esattezza, si può inoltre con metodo analogo determinare la variazione della 

 pressione. 



Per ottenere ciò, all'estremità inferiore del suddetto volumenometro è sal- 

 dato un rubinetto semplice, il cui tubo d'efflusso sia corto, capillare, graduato 

 in mm 3 di capacità, e porti fissata stabilmente una punta d'affioramento che 

 termini poco sopra il livello dell'orifizio ; il pozzetto è sostituito da una ba- 

 cinella vuota e pesata; la scala è ascendente ed ha lo zero all'estremità 

 della punta d'affioramento, la bolla è interamente cilindrica, lunga parecchi 

 centimetri, di circa 2 cm. o più di diametro, esattamente calibrata. 



Per determinare il volume di un corpo, si riempie il volumenometro 

 di mercurio sino ad un segno di ritrovo nel tubo capillare fra l' imbuto e 

 la bolla, avendo cura che non rimangano bolle d'aria, e che il foro del ro- 

 binetto ed il tubo d'efflusso siano interamente pieni di mercurio. Essendo il 

 robinetto chiuso, si colloca il corpo nell' imbuto; questo si chiude nel modo 

 solito, e si apre il rubinetto sotto al quale si è collocata quasi a contatto la 

 bacinella, nella quale si riceve il mercurio; quando l'efflusso è terminato, si 

 regola l'altezza della bacinella, o meglio quella del volumenometro nel modo 

 sopra indicato, in modo che il mercurio della bacinella arrivi esattamente 

 alla punta d'affioramento. Si legge la posizione del livello superiore del mer- 

 curio nella parte cilindrica della bolla, si chiude il rubinetto e si pesa il 

 mercurio. Si ha allora VH = (V -\- U) (H — h) dove V ed U sono deter- 

 minati con grandissima esattezza pesando il mercurio che può riempire l' im- 

 buto ed il tubo capillare sopra al segno e quello effluito nella bacinella, ed 



