— 624 — 



h è noto dalla lettura diretta, ma potrebbe esser dedotto con grandissima 

 esattezza dal peso del mercurio effluito se la bolla è stata esattamente ca- 

 librata. 



Se il volume del corpo fosse troppo piccolo, il livello del mercurio po- 

 trebbe scendere al disotto della bolla, e l'errore di capillarità sarebbe molto 

 grande; si evita ciò senza ricorrere a bolle molto lunghe, aggiungendo al 

 corpo nell' imbuto un corpo di volume noto e conveniente. 



Anche con questo volumenometro è utile di eseguire una determina- 

 zione di confronto, collocando nell'imbuto un corpo di volume interamente 

 noto quasi uguale a quello da determinare, o ciò che torna lo stesso, di de- 

 terminare il volume ignoto per sostituzione, perchè si eliminano così gli er- 

 rori sistematici, quali p. es. quelli dovuti a deviazioni dalla legge di Boyle, 

 allo strato d'aria che rimane nella bolla fra vetro e mercurio, ad errori della 

 scala o della calibrazione 



È necessario che la bolla cilindrica abbia un diametro piuttosto grande, 

 sebbene ciò diminuisca la sensibilità, affinchè l'errore di capillarità sia piccolo 

 o almeno possa considerarsi come costante nelle due determinazioni suddette. 



Nel togliere la bacinella di sotto al robinetto, il mercurio non si se- 

 para sempre nello stesso punto del tubo d'efflusso, ma se questo è calibrato, 

 si potrà dedurre o aggiungere al peso del mercurio quello occorrente per ri- 

 durre l'estremità della colonnetta di mercurio sempre allo stesso punto. 



Finalmente è forse utile notare che si può determinare il volume d'un 

 corpo collocandolo entro una larga e corta campanella provvista d' uncino in 

 cima, che s' immerge completamente in un liquido e si pesa a due diverse 

 profondità, possibilmente molto diverse. 



Difatti se P è il peso della campanella nell'aria, P' quello del corpo, 

 p e p' i pesi apparenti della campanella col corpo nel liquido, di densità d, 

 alle profondità a ed a', ove le pressioni saranno h = ad: 13,6 , h' = a'd:13,Q 

 oltre a quella atmosferica, x il volume cercato del corpo, U ed U' i volumi 

 dell'aria alle profondità suddette, u il volume delle pareti della campanella 

 compresa la zavorra ecc. si avrà: 



donde eliminando U ed U' si potrà ricavare x. 



Nell'uso di questo metodo è da notare che un liquido ha solitamente 

 temperature decrescenti coll'altezza; è utile perciò di aumentare la profon- 

 dità della campanella non già immergendola di più, ma bensì versando altro 

 liquido nel recipiente evitando di mescolarlo con quello sottostante. 



y = p + p' 



p = p + p' 



U(H + h) = U'(H + fi) 



(x -f- u -f- TJ)d , x -|— u -j- U 



p-t-r — p 



d 



P + P' — P' 



d 



