— 33 — 



rausch per l'acqua purissima ottenne buone misure anche con l'impiego di 

 elettrodi non platinati. 



Metodo di raffreddamento. — Per ottenere la temperatura di 80°, 3 

 (ebollizione dell'acido cloridrico liquido a pressione ordinaria) e mantenerla 

 costante per tutta la durata delle misure, ricorremmo ad un metodo esco- 

 gitato da Helbig, metodo il quale soddisfece completamente alle condizioni 

 richieste. 



Un pallone Dewar (D) pieno per due terzi circa di aria liquida, è chiuso 

 da un tappo a due fori attraversati l'uno da un tubo (15) che arriva sino 

 in fondo al pallone, l'altro da un tubo di sviluppo comunicante col tubo (14), 

 il quale penetra fin quasi al fondo del tubo Dewar (4). 



Una corrente d'aria secca fornita da un cilindro d'acciaio, nel quale essa 

 era stata previamente compressa a 80 atmosfere, penetrava nel pallone (D) 

 dal tubo (15) e veniva a gorgogliare nell'aria liquida in esso contenuta. Dal 

 tubo (14) si ha allora una corrente d'aria fortemente raffreddata, la quale 

 raffredda a sua volta tutta la capacità interna del tubo Dewar (4). 11 tubo 

 (14) era protetto dal calore dell'ambiente per mezzo di uno spesso involucro 

 di lana. 



Una volta ottenuto il necessario abbassamento di temperatura, questa 

 si può mantenere costante a qualunque altezza e dentro il limite di due 

 gradi, col regolare opportunamente la corrente d'aria per mezzo della valvola 

 del cilindro ad aria compressa. 



Parte elettrica. — Alcune esperienze preliminari ci dimostrarono che la 

 conducibilità dell'acido cloridrico liquido era talmente bassa, da non permettere 

 l' impiego del ponte di Kohlrausch, col quale si possono misurare solo conducibi- 

 lità comprese fra 10 e 10000 ohm. Dovemmo allora ricorrere ad un ponte di 

 Wheatstone i cui tre lati erano costituiti da due reostati che arrivavano 

 ciascuno sino a 100000 olmi, ed un terzo che andava a 10000 ohm. La 

 corrente di misura ci veniva fornita da due coppie di accumulatori : per 

 evitare possibili fenomeni di polarizzazione, impiegammo correnti di brevis- 

 sima durata (1/100 circa di secondo) che ottenevamo per mezzo di un pen- 

 dolo munito inferiormente d'una punta metallica, la quale durante l'oscilla- 

 zione chiudeva per un istante il circuito con lo sfiorare il mercurio contenuto 

 in un pozzuolo praticato in un blocco di paraffina; inoltre il senso della 

 corrente veniva invertito, fra una oscillazione e l'altra, per mezzo di una 

 « Wippe »•. 



Il galvanometro usato era un Thomson a 4 bobine ( 1 ), istrumento il 

 quale, a causa della sua squisita sensibilità e della massa minima dell' equi- 



l 1 ) Quest'apparecchio, insieme con due dei suddetti reostati, ci venne gentilmente 

 imprestato dal prof. M. Ascoli della E. Scuola Ingegneri, al quale teniamo ad esprimere 

 i nostri più sentiti ringraziamenti. 



Eendiconti. 1904, Voi. XIII, 1° Sem. 5 



