— 474 — 



e l'ossido di carbonio) il valore della (2) resta sensibilmente costante ; man- 

 tenendo invece costante la pressione, e facendo variare la temperatala, trovò 

 che il valore di n al crescere di t va diminuendo più rapidamente di quanto 

 esiga la relazione 



0 — 1) (1 -f- cct) = n 0 — 1. 



Risultato in contraddizione con quello trovato prima da Von Lang (') per 

 l'aria che aveva riscontrato che il valore di n al crescere di t diminuisce 

 meno rapidamente di quanto vorrebbe la legge teorica. 11 Benoit ( 2 ) invece 

 trovò verificata la legge suddetta pure per l'aria. Il Walker ( 3 ) recentemente 

 riconfermò per l'aria il risultato di Von Lang estendendolo all' idrogeno, 

 mentre per l'anidride carbonica e per l'anidride solforosa ritrovò le conclu- 

 sioni del Mascari 



Del resto le esperienze del Lorentz ( 4 ), del Prytz ( 5 ) e del Bleckrode ( 6 ) 

 mostrano che nessuna delle relazioni citate è esattamente verificata dal- 

 l'esperienza, quantunque la seconda sia quella che più si accordi con questa. 



Invece Chappuis e Rivière ( 7 ) sperimentando sull'aria e sull'anidride 

 carbonica fino alla pressione di 20 atm. e di 29 atm. rispettivamente, tro- 

 varono che la formula di Gladstone e Dale è verificata dentro i limiti degli 

 errori sperimentali; e ad una conclusione identica è arrivato recentemente 

 il Gale ( 8 ) sperimentando sull'aria fino alla pressione di 19 atmosfere. 



Come si vede, uno studio esteso sull'argomento offre un grande interesse 

 per definire le controversie sopra alcuni punti. In particolare gioverà spin- 

 gere le esperienze fino a pressioni molto alte e a temperature molto lontane 

 dall'ordinaria, per decidere fino a qual punto le leggi teoriche concordano con 

 i risultati sperimentali. 



A tale scopo ho messo insieme un apparato che mi permette di misurare 

 l'indice di rifrazione e la densità dei gas. Descriverò brevemente l'ima e 

 l'altra parte dell'apparato. 



Misura degli indici. — Ho fatto montare nell'officina di questo Istituto 

 un robusto rifrattometro di Jamin, con la disposizione ordinaria. Gli specchi 

 avevano uno spessore di cm. 2,5, talché i due fasci interferenti erano distanti 

 l'uno dall'altro di circa 2 cm. Sul cammino di questi fasci era posto il va- 

 setto contenente l'aria compressa. 



(!) Pogg., Ann., 153, pag. 448, 1874. 



( 2 ) Journ. de Phys., t. 8, pag. 451, 1889. 



( 3 ) Phyl. Trans., 201, 435, 1903. 

 (") Wied, Ann., 11, pag. 70, 1880. 



(5) Wied., Ann., 11, pag. 104, 18S0. 



(6) Journ. de Phys., 2 sòr., t. 4, pag. 109, 1885. 

 (') C. R., 94, pag. 718, 1882. 



C) Phys. Rew, 14, pag. 1 (1902). 



