— 476 — 



Per eseguir bene le misure delle variazioni della rifrazione dei gas con 

 questo metodo, bisogna tener conto delle deformazioni che subisce il vasetto 

 per effetto della pressione. Tali deformazioni consistono nell'allontanamento e 

 nella compressione dei tappi di flint. 



Ho istituito apposite misure per la determinazione di quest'allontana- 

 mento dei tappi, che per tutti e due i vasetti adoperati è risultato uguale e 

 piccolissimo e cioè di cm. 0,009 per 200 atm. 



Il valore della correzione dovuta all'aumento d'indice del flint che co- 

 stituisce i tappi, ed al loro accorciamento, si può avere misurando gli indici 

 di rifrazione dell'aria con i due vasetti successivamente con la forinola 



r-t 



dove A significa la quantità da aggiungersi al valore delle lunghezze e , e' 

 delle camere dei vasetti; f f è il numero delle frange passate coi due va- 

 setti per la stessa variazione di pressione. 



Misura della densità. — L'apparecchio per la misura delle densità è 

 simile a quello del Gale; solo ho dovuto costruirlo in modo che servisse 

 per alte pressioni. 



Consiste in un cilindro d'acciaio di 20 cm. circa di lunghezza e 3 cm. 

 di diametro, nel cui interno (fig. 2) è stata praticata una incameratura e pure 

 cilindrica di 9 cm. di lunghezza e di 0,5 min, di diametro. 



Essa termina ai due estremi in due piccoli fori che possono esser chiusi 

 a perfetta tenuta dai due maschi r , r'. Il rubinetto r toglie o stabilisce la 

 comunicazione tra 1! incameratura e il recipiente nel quale è il gas compresso 

 di cui si suol determinare la densità; il rubinetto r può togliere o stabilire 

 la comunicazione col recipiente di vetro C. Per comodità di costruzione questa 

 parte di acciaio fu fatta di due pezzi che si possono riunire a vite fra loro 

 come mostra la figura. La tenuta era assicurata da una sottile guarnizione 

 d'ebanite g. 



Il recipiente C, nel quale si espandeva il gas contenuto nella incame- 

 ratura e, era un tubo cilindrico molto robusto della lunghezza di circa 50 cm. 

 e diametro di circa 6 cm. Gli aumenti di capacità che subiva questo cilindro 

 per effetto della pressione erano assolutamente trascurabili, perchè perpres- 



0 5 



sione di un metro di mercurio erano minori di ^qqqq del volume totale. 



Al cilindro stesso erano saldate due tubulature di vetro Q , Q' di circa 

 un cm. di diametro interno e divise per un certo tratto. 



La tubulatura superiore era unita al densimetro per mezzo di un giunto 

 simile a quelli di Eegnault, e portava un rubinetto in vetro per mezzo 



