— 479 — 



Poi ho misurato la deformazione del densimetro sotto pressione e mi 

 sono assicurato che essa non ha influenza sui risultati. 



b) Misura di V. — La determinazione del volume della camera di 

 espansione compreso fra i due tratti graduati Q, Q' (fig. 2) fu fatta al solito 

 modo, pesando il mercurio in esso contenuto ad una determinata temperatura. 



I due tratti graduati Q e Q' comprendono ciascuno 70 mm. Il volume 

 a 10° C. della camera di espansione dalla divisione 70 superiore alla divi- 

 sione 70 inferiore è risultato: 



cm 3 904,42 



Furono anche calibrati i tratti graduati dei tubi Q e Q' e si ebbe per 

 ogni divisione: 



di Q cm ? 0,0748 

 di Q r cm 3 0,0770 



La calibrazione di questi tratti mi diede modo di determinare con facilità il 

 volume dei tubi di congiunzione tra Q e il blocco d'acciaio, misurando per 

 mezzo del tubo manometrico M le pressioni a cui andava soggetta una certa 

 quantità di aria asciutta, racchiusa tra Q e il rubinetto r, e della quale 

 facevo variare il volume di quantità che potevo conoscere per mezzo della 

 graduazione di Q. Questo volume a 10°, 5 risultò di 



cm 3 14,10 



dal tratto 70 di Q al rubinetto r. 



Ho già detto che tutte le volte che si eseguiva una misura della den- 

 sità dell'aria compressa, si riportava il mercurio in Q r alla stessa divisione, 

 cosicché il volume totale della camera di espansione da r fino a questo 

 tratto fu 



V = cm 3 922,60 a 10°. 

 Come coefficiente di dilatazione cubica del vetro adottai il valore 



0,00002649. 



e) Determinazione di H e h. — Perla conoscenza di H e di h 

 occorreva misurare la pressione atmosferica, i dislivelli di mercurio fra Q' e 

 il tubo manometrico M e le temperature del mercurio e del catetometro pel- 

 le opportune correzioni. 



d) Misura delle temperature nel blocco di acciaio nel 

 vasetto del rifrattometro. — Per la misura di queste temperature 

 ho adoperato due buoni termometri: uno di Baudin ed uno di Golaz. Essi 

 non si trovano quasi mai alla stessa temperatura, ma differiscono sempre di 

 quantità che al massimo arrivano a un grado. 



II valore di % dato dalla formula (4) è il valore della densità del- 

 l'aria nel blocco di acciaio la cui temperatura è t' ; per avere il valore della 



