— 162 — 



nell' istante in cui si creava il campo magnetico, inserivo nel secondo ramo 

 del ponte una o due delle spiraline b, compensando così una parte di JW; 

 se a è la lettura al galvanometro sarà: 



JW = Q + aG 



ove q è la resistenza nota inserita. Mi sono accertato che il metodo era nel 

 mio caso giustificato. 



4. Il campo magnetico era prodotto da un elettrocalamita Ruhmkorff, 

 coi poli della superficie di cm 2 9,61 ed alla distanza di cm. 3,5. Il campo 

 magnetico generato dalla corrente era sufficientemente uniforme come rico- 

 nobbi da misure preliminari. Per ottenere sempre il medesimo campo com- 

 mutavo più volte, prima di eseguire una misura, la corrente magnetizzante, 

 chiudevo poscia il circuito del galvanometro, e lanciavo di nuovo, sempre 

 nello stesso senso, la corrente magnetizzante. Le misure dell' intensità del 

 campo magnetico venivano sempre fatte prima e dopo delle misure di JW. 



Alla misura del campo mi servì una piccola bobina g a filo sottile, di 

 superficie esterna eguale a cm 2 3,50 e dello spessore di mm. 5 : l'area abbrac- 

 ciata dalle sue spire la determinai paragonando la deviazione galvanometrica 

 ottenuta, per un medesimo campo, con quella data da un'altra bobina piùspessa 

 a filo più grosso, e della quale potei così determinare con precisione l'area. 



La bobina g attraverso ad una resistenta a, variabile a seconda dei 

 casi, poteva inserirsi nel circuito del galvanometro stabilendo il contatto del 

 paio 3, 4 con 5, 6 del commutatore. 



La costante galvanometrica fu determinata mediante due grosse spirali 

 coassiali di noto coefficiente d' induzione, lanciando una corrente nota nella 

 primaria. 



Bisognava tenere conto di due correzioni importanti: il campo magne- 

 tico, al cessar della corrente non si annullava, per il magnetismo residuo 

 del ferro ; quindi io misuravo in sostanza l'aumento di resistenza della spi- 

 rale quando il campo variava da quésto valore residuo al valore corrispon- 

 dente all' intensità della corrente. Il valore del campo misurato coli' estrarre 

 rapidamente la bobina era superiore, alla variazione subita dal campo, di 

 una quantità eguale al magnetismo residuo. Perciò dovetti dopo ogni misura 

 del campo, determinare l'intensità residua, e correggere così il valore del 

 campo stesso. 



Inoltre bisognava tener presente che la resistenza iniziale del bismuto 

 era la somma della resistenza, a quella temperatura, in un campo nullo, più 

 l'aumento dovuto al campo residuo. Ora per un campo di circa 2000 unità, 

 l'intensità del magnetismo residuo mi risultò di 36 unità: dalla tabella che 

 segue si può dedurre che alla temperatura di 20° ad un campo di 36 unità 

 corrisponde un.. aumento di resistenza di Ohm. 0,00074, mentre ad un campo 



