— 171 — 



l'intensità della corrente polarizzatrice ; un interuttore a quattro pozzetti 

 a mercurio per interrompere e commutare la corrente e due elementi 

 Danieli. 



Per le misure, nel circuito della Z„|F e fu impiegato un galvanometro 

 corazzato, modello sferico (di Du Bois e Kubens) di alta sensibilità, montato 

 con l'equipaggio più leggiero ed utilizzandone solo una bobina della resistenza 

 di 5 Ohm. Fu astatizzato in guisa di conferirgli una sensibilità grande, ma 

 non eccessiva, in modo che lo zero conservava una posizione sufficientemente 

 fissa. La sensibilità di questo strumento veniva determinata ogni giorno e 

 rioondotta ad un valore costante. 



La chiusura del circuito galvanometrico attraverso la coppia Z n |F e era 

 fatta con un interruttore, nel quale una spina serviva a stabilire il contatto 

 fra due grossi blocchi d'ottone; l'insieme era ben protetto dal calore irra- 

 diato dalla mano. 



Per evitare inoltre le correnti parassite per differenza di temperature 

 fra i contatti dei fili di rame del circuito con quelli di ferro saldati alla V 

 di zinco, questi ultimi fili si prolungavano per oltre 150 cm. al di fuori 

 della bobina che racchiudeva la coppia; ciascuno di essi era protetto da un 

 tubicino di caoutchouc che si estendeva circa 30 cm. al di là del punto in 

 cui il filo di ferro si saldava, ad uno dei due capi del cordoncino a fili di 

 rame rilegato al galvanometro ; i due tubicini, poi, erano fortemente attac- 

 cati insieme ed introdotti dentro un altro tubo di caoutchouc che veniva 

 tuffato, tranne gli estremi, in una vasca abbastanza ampia, ricoperta da una 

 cassetta di cartone e riempita con acqua. Solamente con tutte queste minu- 

 ziose cautele fu possibile fare delle buone misure; la variazione di tempe- 

 ratura nell'ambiente della pila studiata avveniva allora in modo regolare e 

 e sufficientemente uniforme. Tra le due branche della coppia la differenza 

 di temperatura si poteva rendere tanto piccola, anche a regime non perfet- 

 tamente costante, che chiudende il circuito del galvanometro l'ago di questo 

 si spostava solo di pochissime divisioni della scala; tale spostamento si potè 

 anche rendere inferiore a cinque divisioni. 



Prima di esporre i risultati delle esperienze faremo alcune osservazioni 

 sull'entità degli errori possibili: 



a) La temperatura della stufa era misurata con lo stesso termometro 

 con cui fu fatta la determinazione del punto neutro. Siccome la temperatura 

 variava lentamente (di pochi decimi in un'ora) ed il bulbo del termometro 

 era collocato tra le branche della pila, la temperatura da esso indicata 

 poteva ritenersi coincidente con quella della pila, a meno del piccolo riscal- 

 damento prodotto dalla corrente polarizzatrice. 



b) L' intensità di tale corrente, che fu sempre di 0,90 ampère, era 

 determinata con un milli-amperometro shuntato in modo che una divisione 

 corrispondeva ad un centesimo d'ampère ; quindi l'errore massimo che poteva 



