— 172 — 



essere commesso nella lettura, non poteva raggiungere un centesimo del 

 valore totale. 



c) La durata del passaggio della corrente polarizzatrice veri iva deter- 

 minata con un buon contasecondi e l'errore massimo doveva certamente essere 

 inferiore ad 1"; però anche un tale errore non poteva apportare conseguenze 

 apprezzabili, perchè, data la piccolezza della coppia, dopo un minuto il 

 regime permanente era sensibilmente raggiunto, come risultò da apposito 

 esame. 



d) Nel leggere la deviazione al galvanometro, per la grande mobilità 

 dell'ago e per la deviazione iniziale, si aveva un' incertezza di una divisione ; 

 ma al diminuire dell'effetto Peltier, al diminuire cioè dell'entità della devia- 

 zione, l'ago conservava meglio la posizione di riposo, e non era difficile fare 

 la lettura con un'incertezza alquanto minore di una divisione, quando si 

 aveva cura di lasciare molto tempo la coppia nelle stesse condizioni di 

 temperatura. 



Nel seguente quadro sono esposti i valori medi dei risultati avuti in 

 numerose esperienze. I due segni — e -j- servono a distinguere il senso 

 della corrente polarizzatrice, con t sono indicate le temperature d'esperienza, 

 con J le deviazioni lette alla scala e con n le differenze delle 4, che sono, 

 come sappiamo, proporzionali all'effetto Peltier. Le divergenze massime fra le 

 varie serie di misure di cui è registrata la media non superano 1,5 di- 

 visioni. 



