235 — 



0 



In che pecchino questi ragionamenti si vedrà nel corso di questa Nota. 



2. Al fenomeno descritto si può dare intanto una forma più comoda, 

 modificando leggermente un elettroscopio a foglia d'oro, descritto esso pure 

 nella Nota citata. 



Una scatola parallelepipeda, che ha quattro faccie AB, BC, CD, DA, 

 (fig. 1) in ottone e le altre due ABCD in vetro foderate di reticella metallica, 



contiene l' aria, che i corpi radioattivi dovranno ioniz- 

 zare. A facilitare l' ingresso dei raggi attivi, due delle 

 pareti AB, DC, hanno finestre circolari EP, GH 

 chiuse da una sottile foglia d' alluminio. Un' apertura 

 circolare LM trovasi pure nella faccia superiore AB, 

 ed è chiusa da un disco metallico, attraverso al quale 

 passano, un' asticella metallica NO, ed un tubetto di 

 vetro PQ contenente un filo metallico. 



La fig. 2 mostra, circa in grandezza doppia del 

 vero, le estremità inferiori di questi ultimi. L'asta 

 metallica 0 porta un isolatore KS (quarzo fuso, solfo 

 o ambra) cui è attaccata un' esilissima foglia d' oro 

 ST, larga appena qualche decimo di millimetro ; il 

 filo che esce dal tubetto Q si prolunga con una 

 striscia di sottilissima lamina metallica QU (rame 

 argentato) larga circa un millimetro, tagliata in punta 

 all' estremità U, e piegata come mostra la figura. La 

 forma di punta acuta diretta orizzontalmente fa sì, 

 che la fogliolina d'oro non aderisca al conduttore QU, 

 quando è da esso attratta. 



Mettendo il conduttore PU (fig. 1) in perma- 

 nente comunicazione col polo isolato d'una pila, 

 la fogliolina T è attratta da U e poi respinta. Av- 

 vicinando un corpo radioattivo, la fogliolina si abbassa, 

 giunge a toccare U, e poi è nuovamente respinta e 



così di seguito. 



Il fenomeno, come si vede, è identico a quello descritto prima; ma 

 l'apparecchio della fig. 1, benché assai meno sensibile, è più comodo della 

 piccola bilancia di torsione, e meglio si presta a speciali esperienze. 



3. L' apparecchio descritto costituisce un elettroscopio assai sensibile e 

 comodo per dimostrare e paragonare la radioattività di varie sostanze, e che 

 si presta a misure. L'intensità della radiazione, che penetra nella scatola, 

 si può considerare come proporzionale al numero di contatti che compie la 

 foglia in un tempo fisso e determinato, o come inversamente proporzionale 

 alla durata d'ognuna delle sue oscillazioni. 



Ecco alcuni numeri per dare idea della sensibilità del nuovo strumento. 



Fig. 2. 



