— 448 — 



11 principio secondo il quale ho voluto costruire, per quanto possibile, il 

 termografo è quello di un termometro ad aria a pressione costante e volume 

 variabile. In poche parole io misuro e registro le variazioni di un determi- 

 nato volume di aria mediante il pletismografo di Mosso. 



U 



FlG. 1. 



Un cilindro di vetro (a, fìg. 1) del volume di circa 100 cmc. è chiuso 

 al di sopra da un rubinetto (b) a tenuta perfetta ; nella parte inferiore esso si 

 continua in un breve tubo (c) (circa di 1 cm. di lunghezza) il quale alla 

 parte inferiore porta un segno; il tubo si continua alla sua volta in una 

 larga bolla (d), dalla quale parte un lungo tubo (e) che, ripiegandosi varie 

 volte ad angolo retto, pesca nel tubo pletismografico in direzione dall'alto 



