— 449 — 



al basso (/"). Prima dell' ultimo ramo discendente del tubo — nella sua 

 parte orizzontale — si distacca una diramazione a T (g) alla quale è in- 

 nestata, mediante un tubo di gomma cbiuso da una pinza di Mohr, una 

 burretta graduata (h). La provetta (i) del pletismografo galleggia in una 

 bottiglia piena d'alcool nella sua porzione cilindrica, il cui collo lungo pocbi 

 centimetri ha un diametro appena di mezzo centimetro superiore a quello 

 della provetta, e ciò per evitare l'evaporazione dell'alcool e con ciò l'ab- 

 bassamento del suo livello. Il diametro della provetta è scelto quanto è pos- 

 sibile piccolo, circa 15 mm. Per evitare il contatto tra le pareti della pro- 

 vetta e quelle del tubo / da un lato e del collo della bottiglia l dall'altro, 

 all'estremità del tubo f è fissato un anellino di filo di rame, munito di tre 

 piccole punte equidistanti tra di loro. Evidentemente il contatto tra provetta 

 e tubo è limitato così tutto al più a due di queste punte. Il volume del 

 cilindro a e della provetta i può variare secondo le necessità dell'esperienza 

 e secondo la grandezza del bagno di cui si vuol registrare la temperatura; 

 come è evidente e come vedremo or ora, quanto più grande è a e quanto 

 più piccolo è il diametro di i, tanto più sensibile è il termografo. La pro- 

 vetta i è tenuta come nel pletismografo in equilibrio da un contrapeso me- 

 diante sospensione bifilare che passa al di sopra di una carrucola; solo in 

 luogo del contrapeso di piombo ho adottato un piccolo tubo di vetro in cui 

 si mette tanto mercurio quanto è necessario per fare equilibrio alla provetta. 

 Questo metodo ha il vantaggio di poter facilmente stabilire l'equilibrio anche 

 cambiando provetta, come è necessario di fare in qualche caso. Al contra- 

 peso è attaccata la penna scrivente. Io non descrivo qui minutamente nè la 

 parte presa dal pletismografo, nè il modo di servirsene, essendo ciò ben noto 

 ad ogni fisiologo e trovandosene la descrizione precisa in ogni trattato e nel 

 lavoro originale di Mosso ('). Qui mi accontento di descrivere il modo in 

 cui tutto l'apparecchio si adopera per la registrazione della temperatura. 



Per montare l'apparecchio si aspira dal rubinetto b il liquido che pas- 

 sando per il tubo e penetrerà nella bolla d. Tra i liquidi che noi possiamo 

 adoperare notiamo anzitutto l'acqua, al di sopra della quale metteremo un 

 sottile straterello di olio per evitare la tensione del vapore dell'acqua e per 

 scrivere solo la dilatazione dell'aria rinchiusa in a: ma in questo modo non 

 si ottiene di evitare perfettamente il contatto dell'aria con l'acqua, e quindi 

 aumentando la temperatura, non avremo una dilatazione proporzionale alla tem- 

 peratura, ma la dilatazione sarà per ciascun grado tanto maggiore quanto più 

 elevata è la temperatura. Il liquido viene aspirato fino al segno in c, mentre 

 il cilindro a è tutto immerso in un bagno ad una determinata temperatura 

 che sarà la minima o al di sotto della minima da misurare nel corso del- 

 l'esperimento; si chiude allora il rubinetto b, il quale, ove occorra, sarà im- 



(!) A. Mosso, Sopra un nuovo metodo per scrivere i movimenti dei vasi sanguigni 

 nell'uomo. Atti E. Accad. delle scienze di Torino, voi. XI, 14 nov. 1875. 



