Evidentemente in tal caso l'apparecchio non è più utilizzabile. L'apparecchio 

 cioè si può adoperare solo nel caso che la pressione barometrica non si mo- 

 difichi sensibilmente durante l'esperimento. 



In questi calcoli per brevità non ho tenuto conto della tensione di vapore. 



Volendo evitare l'aumento di volume progressivo dovuto alla tensione 

 di vapor d'acqua, la chiusura si dovrà fare col mercurio. In tal caso però 

 si dovrà cambiare un po' la forma dell'apparecchio per renderlo meno fra- 

 gile e per evitare che coll'aumento della temperatura si abbia un aumento 

 troppo forte della pressione che gravita sull'aria funzionante da termometro. 



A 



_1 — I - I 



i , 1 1 1 . 



Fig. 2. 



Sopra un'assicella metallica sono fissati due recipienti A e B comuni- 

 canti tra di loro per un tubo c. Il recipiente A nella parte superiore porta 

 un rubinetto, nella parte inferiore si allarga. In questa parte allargata si 

 trova il mercurio che serve per chiudere l'aria; essa al principio dell'espe- 

 rienza viene portata fino a contatto di una punta d\ nell'altro recipiente B 

 il mercurio si trova allo stesso livello; al di sopra del mercurio si trova 

 dell'acqua, la quale riempie tutta la parte superiore del recipiente B e co- 

 munica mediante un tubo e col pletismografo. 



Evidentemente qui non abbiamo a fare con un termometro ad aria a 

 folume variabile e pressione costante, perchè aumentando il volume in A, 

 sale il mercurio in B e l'aria in A si trova sotto una pressione maggiore. 

 Questo però non porta alcun inconveniente al funzionamento dell'apparecchio 

 e si avrà uno spostamento eguale per ogni grado della penna del termografo. 



Difatti prendiamo il volume dell'aria in A eguale a 100 cmc. a 0° e 

 sia per es. l'apparecchio costruito in modo che a 20° il mercurio sfiori la 

 punta d. Il volume dell'aria contenuta in A sarà allora di cmc. 107,33. 

 È evidente che per ogni grado l'aumento di volume dovrebbe essere di 

 cmc. 0,003665, qualora la pressione rimanesse costante. Ma l'aumento di 

 volume determina un abbassamento del livello del mercurio in A e un cor- 

 rispondente innalzamento m B, per cui si ha un anmento di pressione. Se 

 ora noi costruiamo il nostro apparecchio in modo che il raggio della base 

 dei recipienti A e B sia di 42 mm. avremo un'area di 5441,76 mm 2 . Ciò 

 vuol dire che per un aumento di volume di 0,003665 cmc. determinato dal- 



